SÉANCE DU 20 AVRIL 405 



conditions qui s'imposonL souvent, tant dans lapi-atique bactériologique 

 que dans la préparation des solutions hypodermiques de substances 

 altérables. 



La réalisation de la bougie-pipette que nous présentons aujourd'hui 

 s'est inspirée de ces desiderata. 



L'appareil se compose d'un manchon de verre dont la partie supé- 

 rieure porte une bougie de porcelaine solidement fixée à l'aide d'un 

 bouchon de caoutchouc. Sur le côté, un ajutage latéral, qu'on garnit de 

 coton, permettra de faire le vide au moyen d'une trompe. La partie 

 inférieure du manchon constitue le récipient où se réunira le produit de 

 la stérilisation. Deux dispositifs ont été adoptés. L'un, réservé pour les 

 petites quantités de liquide (10 centimètres cubes au maximum), pré- 

 sente cette partie rétrécie ; l'autre, utilisé pour les quantités supérieures, 

 ne possède pas de rétrécissement. Le tout est terminé par une olive 

 percée d'un petit orifice. 



Sur l'olive, au moyen d'un caoutchouc à vide solidement fixé et liga- 

 turé, on adaptera un tube de verre effilé et scellé à la lampe. 



Après stérilisation de l'appareil à l'autoclave, on le place sur un 

 support à pince, on introduit le liquide à filtrer dans l'intérieur de la 

 bougie à l'aide d'une ampoule placée à son extrémité, on fait le vide à 

 la trompe. La filtration est très rapide et le liquide stérile se réunit 

 dans la partie inférieure. On dispose alors sur le caoutchouc à vide une 

 forte pince de Mohr, on enlève la trompe, on flambe le tube effilé dont 

 on brise la pointe à l'aide d'une pince flambée. Il ne reste plus qu'à 

 ouvrir légèrement la pince de Mohr pour assurer l'écoulement du pro- 

 duit stérile. La répartition peut dès lors se faire en proportions rigou- 

 reusement déterminées; la pipette porte, à cet effet, une graduation en 

 1/10 de centimètre cube pour le petit modèle, en centimètres cubes 

 pour les autres; la marche du ménisque dans le tube indique ainsi les 

 volumes écoulés. Le zéro de la graduation étant à la partie supérieure, 

 la position de la pince de Mohr sur l'ajutage peut être absolument 

 quelconque. 



Si l'on opère dans l'atmosphère d'une flamme, il n'y a à craindre 

 aucune contamination pendant la répartition. On peut, d'ailleurs, 

 augmenter encore la sécurité à cet égard en adaptant au tube effilé, 

 au moyen d'un bouchon, un manchon de verre large et court qui proté- 

 gera la pointe contre la chute des poussières. 



Enfin, en supprimant la pointe effilée et en la remplaçant par tel 

 dispositif que l'on jugera convenable, on pourra faire servir la bougie- 

 pipette à la préparation des ampoules de solutions hypodermiques ou à 

 toute autre distribution de produits stérilisés. 



Le faible volume de l'instrument permet sa stérilisation facile; sa 

 forme cylindrique le rend moins fragile que la généralité des autres 

 appareils à filtration. Trois dimensions ont été adoptées qui répondent 



