SÉANCE DU l" JUIN 



38t 



applicable à un gastro-cnémien de grenouille d'abord croissante puis à 

 peu près constante et ne présentant qu'une inertie tout à fait minime. 



Si l'on agit sur un ressort de torsion au moyen d'un fil attelé à un 

 levier très léger et orienté d'abord à près de 180° de la direction de la 

 force, le déplacement angulaire de ce levier produit les deux modifica- 

 tions suivantes : 



1° La résistance du ressort augmente proportionnellement à l'angle 

 décrit (loi de Coulomb") ; 



2° Le moment de la force augmente; dans l'intervalle angulaire com- 

 prisentre 160 etlSo degrés, l'augmentationduleviereflectif estàpeuprès 

 proportionnelle à l'angle, il est facile de le constater par une construc- 

 tion géométrique très simple. Le résultat est donc une résistance à peu 

 près constante dans ces conditions. Sur l'appareil que j'ai fait construire, 

 en opérant avec des poids, le levier décrivait cet angle de 25 degrés 

 sous une surcharge de 1/20. Nous obtenons donc ainsi avec un ressort 



Tracé 4. 



Tracé 5. 



de torsion une résistance constante à 1/20 près, dans un intervalle angu- 

 laire largement suffisant pour des études myographiques. Il faut obtenir 

 une phase de résistance rapidement croissante; pour cela, au lieu 

 d'atteler le muscle sur le levier précédent, on l'attelle surun levier inter- 

 médiaire ainsi constitué : Le fil qui vient du ressort est attaché à un 

 levier solidaire d'un secteur circulaire, le tout étant mobile autour d'un 

 axe. Un fil part de l'extrémité du levier, passe sur le secteur, et s'attache 

 au muscle, Quand celui-ci se contracte, l'appareil tourne et son bras de 

 levier, égal au rayon du secteur, reste constant, tandis que le bras de 

 levier du ressort, égal à la projection du levier sur le rayon du secteur, 

 croît; donc résistance croissant jusqu'au moment où l'appareil a suffi- 

 samment tourné pour que le fil qui va au muscle quitte le secteur; alors 

 le bras de levier du muscle croît en même temps que le bras de levier 

 du ressort, la résistance est constante. 



Nous trouvons ici encore qu'il y faut un réglage de la grandeur de 

 la résistance, par rapport à celle du muscle, comme dans les autres 

 appareils ; ce réglage s'obtient par une tension préalable du ressort, au 



