SÉANCE DU 22 ji;rN 089 



permet d'utiliser Tampoule simplement soufflée, et cela malgré les 

 variations de grosseur et de longueur que le souffleur de verre le plus 

 habile ne peut éviter. 



L'air puisé au dehors est filtré sur de l'ouate aseptique, la pression 

 sur le liquide est uniforme et réijhible par un robinet, et il n'y a aucun 

 danger d'injecter de l'air pendant l'opération, mêm.e s'il était nécessaire 

 de donner plusieurs coups de piston. 



jDescriplion de Vappartil. — Notre appareil a pour but d'injecter direc- 

 tement le liquide contenu dans une ampoule quelconque.il tient compte 

 des règles indispensables de l'usepsie. 



Il a pour princi|)e la pression exercée au moyen d'une pompe foulante 

 sur la liqueur injectable renfermée dans l'ampoule. 



L'auto-injecteur comprend : 



1" bne pompe foulante : celle-ci est munie d'une soupape qui 

 empêche tout retour du liquide lorsqu'il faut donner plusieurs coups de 

 pis! on; 



2° La cage filtrante : petit cylindre grillagé dans lequel on introduit 

 de temps en temps de l'ouate aseptique ou du coton d'amiante flambéi 

 ^ifin de filtrer l'air extérieur puisé par la pompe ; 



3° Le robinet^ qui a un double but : d'arrêter subitement la pression 

 d'air lorsqu'il ne reste que quelques gouttes de liqueur injectable dans 

 l'ampoule, et d'empêcher pendant la mise en train cfu'une trace de 

 liquide remonte dans la cage filtrante ; 



^° L'armature mélalliijue : c'est la partie essentielle de l'appareil dont 

 l'exécution se heurlait à un double obstacle, l'excessive et inévitable 

 varialion du diamètre et de la longueur de l'ampoule. Celte armature se 

 compose de deux troncs de cône vissés ensemble par leurs bases jusqu'à 

 un serrage rendu possible par des moulures en caoutchouc, et la lon- 

 gueur du pas de vis qui est calculée pour obtenir ce résultat avec toutes 

 les ampoules de même famille ; 



5° L'aiguille: celle que nous avons adoptée est connue en chirurgie 

 sous le nom d'aiguille à gros froltument de Polain ou de Dieulafoy; on 

 peut se la procurer dans toutes les maisons d'instruments de chirurgie; 

 on peut d'ailleurs se servir de l'aiguille à frottement Pravaz ou frotte- 

 ment courant au moyen d'un ajutage spécial. 



Mode d'emploi. ■ — Premier temps : garnir de moulures en caoutchouc 

 chaque extrémité de l'ampoule que l'on place dans l'armature, visser 

 jusqu'à ce que l'on sente une légère pression et couper avec la lime la 

 pointe tournée vers le pas de vis. 



Deuxihne temps : adapter l'armature au reste de l'appareil, visser bien 

 à fond et fermer le robinet. 



J'roisièti.e temps : introduire l'aiguille stérilisée après avoir coupé 

 l'autre pointe de l'ampoule, ouvrir le robinet et appuyer légèrement sur 

 la pompe pour chasser l'air de l'aiguille, faire la piqûre. 



