SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 92t 



clairement ce fait important aujourd'hui ignoré ou méconnu de la plu- 

 part des auteurs : 



VARIATIONS 



volumétriques 



(A). 



TEMPÉRATURE MOYENNE 



du 

 matelas d'air. 



QUANTI! 



calories 



'ES DE CHALEUR 

 fin 



par lieure (Q) 



243 





IHÔ 





2,98 



674 





4°06 





10,88 



1378 





S°30 





28,98 



Rubner nous montre ainsi que les quantités de chaleur croissent 

 beaucoup plus vite que les dilatations. Cette différence de marche 

 apparaît nettement dans le nouveau tableau, où les variations de A et 

 de Q sont rapportées aux valeurs initiales 243 et 2,98. 



VALEURS PROPORTIONNELLES DE A ET DE Q 



Valeurs de A. Valeurs de Q. 



1 1 



2,S 5 



5,7 9,7 



Ce tableau, qui se passe de commentaires, prouve surabondamment 

 qu'avec l'appareil déperditeur il ne peut être question de constante 

 calorimétrique; et je conclus avec Rubner que tout auteur qui, usant de 

 ce calorimètre, calcule la chaleur proportionnellement à la dilatation du 

 matelas d'air, commet une grave erreur (1). 



Sur la nécessité d'employer des sources constantes pour la gradua- 

 tion DES appareils déperditeurs non rétrogradateurs, ou pour la 

 comparaison des sources caloriques a l'aide de ces appareils, 



par M. J. Lefèvre. 



(Communication faite dans la séance précédente . ) , .._\ 



Les calorimètres déperditeurs, dont l'appareil volumétrique ne rétro- 

 grade pas, enregistrent simplement la dilatation maxima produite dans 

 le cours d'une épreuve calorimétrique. Tel est le volumètre à siphon du 

 professeur Ch. Richet. 



(1) C'est en vain qu'on objecterait que l'étude de Rubner, relative à son 

 propre calorimètre, n'est peut-être pas applicable aux autres déperditeurs» 

 Celui de Rubner est, comme principe, identique à tous ceux qui ont été réa- 

 lisés dans ce genre. Il suffit de relire Je travail de cet auteur pour s'en con- 

 vaincre. 



