1140 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



L'appareil que j"ai l'honneur de présenter, comme la plupart des 

 autres viscosimètres, notamment celui d'Ostwald, permet de mesurer 

 le coefficient de viscosité du liquide en expérience, par rapport à un 

 liquide donné, habituellement Feau distillée. Le principe de la mesure 

 est toujours le calcul du temps que mettent les liquides à remplir un 

 espace donné, après avoir traversé un capillaire de longueur donnée. 

 Mais dans ce nouvel et fort simple appareil, la quantité de liquide néces- 

 saire à la mesure est très petite, et, pour les liquides physiologiques, sa 

 construction permet de ne pas tenir compte des différences de densité. 

 L'appareil se compose d'un tube capillaire de verre courbé en U à 

 branches bien parallèles : à la partie supérieure d'une des branches est 

 adapté un réservoir en forme de sphère creuse (A) ouverte à sa partie 

 supérieure, et surmontée d'un goulot. 



En un point de l'autre branche est soufflée une seconde 

 sphère B de dimensions égales à la première. Les sphères 

 occupent sur l'U une position telle que le raccord supé- 

 rieur de la seconde avec le capillaire est situé- dans un 

 plan un peu inférieur au raccord inférieur de la première. 

 Lorsqu'un liquide est placé dans la sphère A, il s'écoule 

 de lui-même dans la branche descendante du capillaire, 

 puis dans la branche montante, et s'élève peu à peu dans 

 la sphère B. On mesure au compte-secondes le temps qui 

 lui est nécessaire pour remplir cette sphère. Comme on 

 a préalablement fait la même mesure pour l'eau distillée, 

 une simple division des deux temps obtenus donne le 

 coefficient de viscosité (yi). 

 •■•■'S:--' Il est donc inutile, avec cet appareil, d'opérer une aspi- 



ration sur le liquide pour le faire pénétrer dans la boule 

 B. Son propre poids l'y pousse. Il est facile de se rendre compte dé ce 

 que, s'il descend d'autant plus vite dans une branche que sa densité est 

 plus forte, il monte aussi dans l'autre d'autant plus lentement. Il se fait 

 donc une compensation grâce à laquelle s'annule l'effet des difïerences 

 de densité des liquides en expérience. 



Cette compensation n'est pourtant pas absolument parfaite. En effet, 

 la différence existant au commencement et à la fin de la mesure entre 

 les niveaux du liquide dans les deux branches, différence qui reste 

 constante quelle que soit la densité du liquide, introduit une légère 

 erreur. Il est facile de la faire disparaître. Il suffît pour cela de donner 

 à l'espace vertical qui sépare les deux sphères, une hauteur inverse- 

 ment proportionnelle à la densité de chaque liquide à examiner. On y 

 arrive en remplaçant la partie inférieure de l'U par un tube de caout- 

 chouc, et en faisant mouvoir les deux sphères en sens inverse le long 

 d'une tige graduée. 

 Mais je me suis assuré qu'en pratique une telle correction n'est pas 



