SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE llil 



nécessaire. Pour les densités entre lesquelles sont compris les liqui- 

 des physiologiques, Terreur provenant de leur fait, dans la mesure du 

 coefficient de viscosité au moyen de l'appareil de verre, ne porte que 

 sur les millièmes, alors que toutes les autres causes d'erreur inhérentes 

 aux recherches biologiques imposent l'obligation' de s'arrêter, dans 

 cette mesure, à la deuxième décimale. 



Pour prendre une mesure avec cet appareil, il faut tout d'abord satis- 

 faire à deux conditions : 1° prendre dans tous les cas la même quantité 

 de liquide ; 2° bien lubréfier les parois du capillaire. Pour cela, Textré- 

 mité du capillaire qui surmonte la sphère B est reliée, par l'intermé- 

 diaire d'un tube de caoutchouc, à une poire de caoutchouc, mobile, qui 

 permet d'aspirer ou de refouler à volonté le liquide dans l'appareil. 



Pour opérer dans tous les cas sur la même quantité de liquide, on 

 commence par verser celui qu'on veut examiner, dans la boule A, puis 

 on l'aspire de façon à remplir le capillaire et la boule B. Cette quantité 

 seule étant nécessaire à la mesure, on rejette le surplus du liquide res- 

 tant dans la boule A. 



Pour bien lubréfier les parois, ce qui est nécessaire, puisque la mesure 

 porte sur le retard dû au frottement du liquide, non pas contre la paroi 

 de verre, mais contre sa propre couche adhérente à cette paroi, il est 

 indispensable de répéter plusieurs fois cette manœuvre d'aspiration et 

 de refoulement. 



Cela fait, il ne reste plus qu'à prendre la mesure proprement dite. 

 Tout le liquide étant refoulé dans la boule A, et dans le capillaire, on 

 détache la poire de caoutchouc ; le liquide s'élève dans la boule B. On 

 compte le temps qu'il met à parcourir l'espace situé entre deux traits 

 marqués au-dessous et au-dessus de la boule B. 



On sait que toutes les mesures de viscosité doivent être prises à tem- 

 pérature constante. On peut facilement satisfaire à cette condition avec 

 l'appareil qui vient d'être décrit. Il suffit, après qu'il a été rempli, de le 

 porter dans une étuve. Le tube de caoutchouc qui Jui est attaché passe, 

 d'autre part, par une des ouvertures de l'étuve, et l'on peut ainsi com- 

 mander du dehors les mouvements du liquide en expérience. 



[Travail du laboratoire du professeur Chantemesse.) 



Sur certaines altérations hépatiques consécutives aux injections 



RÉPÉTÉES d'urée A HAUTE DOSE, 



par M. A. Gouget. 



Si le retentissement de l'insuffisance hépatique sur le rein est aujour- 

 d'hui bien établi, l'action inverse, celle de l'insuffisance rénale sur le 



