SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1171 



Recuercbes sur les appareils magnéto-faradiques employés 



EN physiologie ET EN MÉDECINE, 



par Georges Weiss. 



La série de tracés que j'apporte a rapport à l'un des problèmes les 

 plus difficiles de l'électricité, celui de l'étude des courants dans le 

 régime non permanent. Toute la question de l'excitation électrique des 

 nerfs et des muscles est directement liée à la connaissance des lois de 

 propagation de l'électricité pendant le régime variable, et la graduation 

 des appareils employés en physiologie et en médecine en dépend. 



Divers essais de graduation de ce genre ont été tentés; jusqu'ici, ils 

 n'ont abouti à aucune solution favorable, pour des raisons diverses, dont 

 l'une est l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons à l'égard des 

 courants fournis par ces appareils. 



Les méthodes employées jusqu'ici étaient absolument insuffisantes, 

 nos appareils de mesure ne pouvaient donner des indications assez 

 rapides pour suivre toutes les variations d'intensité du courant élec- 

 trique, mais aujourd'hui, grâce aux recherches persévérantes de 

 M. Blondel, nous avons un instrument admirable, l'oscillographe, dans 

 les détails duquel je ne puis entrer ici, et qui m'a permis de commencer 

 l'étude de nos appareils d'induction sur des bases absolument nou- 

 velles. 



L'oscillographe construit pour moi sous la surveillance de M, Blondel 

 a un équipage mobile assez léger pour osciller 4.000 fois par seconde ; 

 il est parfaitement amorti et ses indications enregistrées par la photo- 

 graphie représentent environ 1 milliampère par centimètre de dévia- 

 tion. 



J'ai déjà un grand nombre de résultats se rapportant aux divers 

 appareils d'induction, tant aux bobines qu'aux machines à rotation. 

 C'est vers ces dernières, je crois, que l'on s'orientera dans l'avenir ; aussi 

 je vais ne m'occuper que d'elles pour le moment, c'est uniquement à 

 elles que se rapportent ces tracés. 



La série des quatre premiers tracés vient d'un appareil magnéto-fara- 

 dique du type Clark, et dit médical. Il est considéré comme réglable à 

 volonté, et de fait dans une certaine position du collecteur il semble 

 ne donner aucun courant, car un voltmètre relié à l'appareil reste au 

 zéro. On voit au contraire l'aiguille. dévier de plus en plus, pour arriver 

 jusqu'à 8 volts, à mesure que nous tournons le collecteur. Or, le voltmètre 

 nous a induit en erreur par son inertie; il suffit de regarder les quatre 

 tracés que j'ai pris dans quatre positions du collecteur, pour voir qu'au 

 début nous avions un courant alternatif, qui s'est peu à peu redressé. 



Les tracés suivants ont pour but de montrer les erreurs introduites 

 Biologie. Comptes rendus. — 1901. T. LUI. 90 



