(112) SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 663 



copique de l'objet comme s'il regardait directement l'objet ayant servi 

 à obtenir ces épreuves. 



La condition à remplir pour l'examen stéréoscopique de ces images 

 consiste donc à ne pas les mélanger, de façon à ce que chaque œil 

 reçoive seulement l'impression qui lui correspond. 



Il suffit pour cela que le réseau employé à les produire soit placé 

 par rapport à l'écran de telle sorte que les rayons lumineux issus d'un 

 des points et donnant l'ombre de l'objet, frappentl'écran dans des régions 

 qui correspondent à l'ombre des fils du réseau donnée par l'autre 

 source. 



Ces images sont incomplètes, elles sont respectivement formées d'une 

 série de traits régulièrement espacés et ayant un intervalle égal ou un 

 peu supérieur au diamètre des barres du réseau. Ces deux images sont 

 aussi formées de hachures enchevêtrées sur l'épreuve, mais pour les 

 séparer, il suffit, le réseau restant toujours à la même place, que les 

 yeux occupent la position des sources qui ont servi à produire les 

 images. Les conditions sont faciles à préciser et l'égalité D : x = d : e 

 doit être satisfaite si D est la distance d'observation, d l'écartement 

 des yeux, e l'intervalle du réseau et x la distance de la 'plaque au ré- 

 seau. 



La difficulté consiste à réaliser un réseau métallique plan, régulier, de 

 grande surface à cause des dimensions des plaques radiographiques qui 

 doivent être de grandeur supérieure à celle des objets à reproduire. 



Dans une première série d'essais, j'ai construit le réseau en enrou- 

 lant sur une mince planchette de bois, et côte à côte, un fil de cuivre 

 isolé (conducteur électrique). Le diamètre total du fil était un peu infé- 

 rieur au double du diamètre du fil métallique. Le cadre étant ainsi bien 

 recouvert, les fils sont fixés sur les bords et l'on coupe ceux qui recou- 

 vrent l'une des faces. On constitue ainsi un réseau pour rayons X dans 

 lequel les vides sont représentés par l'isolant transparent aux rayons et 

 les traits parles fils qui sont opaques. Le réseau qui sert à observer la 

 radiographie est le positif de la radiographie du réseau faite à grande 

 distance. 



J'ai également utilisé les réseaux formés de fils métalliques et je n'ai 

 pas à insister ici sur les détails de leur construction assez délicate 

 pour de grandes surfaces. 



Ils offrent l'avantage de servir à examiner directement le négatif 

 après son développement en replaçant la plaque dans l'appareil. Je 

 les ai constitués avec du fil de millim. 30 de diamètre, l'interstice 

 étant de millim. 25. La distance de la plaque au réseau est d'environ 

 1 millim. 80 pour une distance d'observation de 40 centimètres. 



Il faut que la radiographie stéréoscopique soit prise à une distance 

 en rapport avec les dimensions de l'objet afin que la fusion stéréosco- 

 pique se fasse dans son ensemble. Ainsi un poignet sera photographié 



