664 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (113) 



aune distance de 15 à 20 centimètres, un thorax à une distance minima 

 de 50 à 80 centimètres. 



Le réglage de la position de la plaque par rapport au réseau pour une 

 portion déterminée des yeux se fait si on utilise le réseau métallique 

 en remplaçant la plaque photographique par un verre dépoli et en 

 plaçant deux petites sources punctiformes à la place des yeux. On en 

 masque une et sur l'ombre projetée sur l'écran d'un des fils du réseau, 

 on place comme repère la pointe d'une très fine aiguille. Masquant la 

 première source et démasquant l'autre, la pointe doit apparaître dans 

 l'intervalle lumineux du réseau. 



Les réglages préalables, quand on se sert du réseau de fil métallique 

 isolé sont effectués d'une façon analogue par la radioscopie ou par des 

 procédés radiographiques. 



Présentation d'épreuves stéréoscopiques radiographiques obtenues 

 par la méthode des réseaux, 



par M. Th. Guilloz. 



Les épreuves radiographiques obtenues par le procédé que je viens 

 de décrire et que je présente à cette réunion consistent en photographies 

 de clous, vis, parties métalliques dans des dispositions compliquées ; 

 photographie des vertèbres, photographie d'une main et du poignet 

 d'un adulte vivant. 



On peut les examiner à travers le réseau métallique qui a servi à les 

 produire en replaçant la plaque dans la position qu'elle avait dans le 

 châssis portant le réseau. 



On peut les examiner bien plus simplement en se servant du réseau 

 photographié sur verre que l'on place à la distance convenable de 

 l'épreuve en l'en séparant au moyen de bandelettes de papier superpo- 

 sées sur les bords de la plaque ou en interposant entre le cliché et le 

 réseau une plaque de verre dont l'épaisseur doit être alors 1,5 fois l'in- 

 tervalle de la séparation dans l'air. Une fois le réseau réglé le tout est 

 fixé sur les bords par un peu de Golaz. Les épreuves se présentent comme 

 un diapositif ordinaire à peine un peu plus lourd et plus épais. 



Le réseau se règle très facilement parallèlement à la direction qu'il 

 doit avoir, car la photographie examinée présente une série de stries 

 parallèles au réseau. Les réseaux seront en parallélisme quand en regar- 

 dant la plaque elle n'appparaîtra pas striée de bandes occupant une 

 largeur plus ou moins grande et s'étendant perpendiculairement à la 

 direction des fils du réseau. Ces bandes sont d'autant plus nombreuses 

 et plus étroites que l'inclinaison est plus forte. Ces bandes obscures 

 correspondent aux points d'intersection des lignes du réseau avec les 

 projections de ce réseau dessinées sur la plaque. Lorsque Ton approche 



