12 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



L'autre, la douille A, présente un prolongement cylindrique creusé de 

 deux rainures R et dont on verra l'usage plus loin. 



La seringue est complétée par une armature métallique extérieure 



mobile, complètement indépendante, formée de deux tiges parallèles 



réunies d'un côté par un levier L, de l'autre par une plaque échancrée. 



La solidarité de toutes les pièces constituant la seringue est obtenue 



à l'aide de cette armature de la façon suivante : 



Les deux douilles étant mises au contact du tube de cristal, l'armature 



est reliée à la douille A en en- 

 gageant dans les rainures R les 

 saillies que présente intérieurement 

 la fourche du levier L. Celui-ci 

 étant placé perpendiculairement à 

 l'axe de la seringue, la plaque 

 échancrée est mise au contact de la 

 douille D qu'elle doit embrasser 

 complètement. 



En abaissant alors le levier, on 

 détermine une tension énergique 

 des tiges latérales de l'armature qui 

 a pour effet d'appliquer fortement 

 les douilles sur le corps de la se- 

 ringue qui se trouve ainsi montée 

 et prête à être utilisée. 



En agissant sur le levier en sens 

 contraire, l'action de l'armature 

 cesse. La seringue est instantané- 

 ment démontée pour être stérilisée 

 de la manière suivante : 



Après avoir enlevé complète- 

 ment l'armature et fait glisser les 

 deux douilles, sans cependant leur faire abandonner le cylindre de 

 cristal, la seringue est placée (sans son armature) dans un récipient 

 quelconque contenant de l'eau à la température ambiante, qu'on porte à 

 Tébullition pendant un temps déterminé. 



La seringue est sortie de l'eau en la tenant par l'extrémité, les douilles 

 sont ramenées au contact du tube de cristal. Ceci fait, il suffit, pour 

 monter l'instrument, de relier l'armature à la douille A et d'abaisser le 

 levier, comme cela a été indiqué plus haut. 



