40 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



On sait que sous les pressions ies plus formidables ces soupapes tiennent 

 d'autant plus qu'elles sont plus pressées. 



L'appareil étant ainsi disposé, on commence par fermer le robinet R, 

 puis on adapte le robinet R' à la machine pneumatique à mercure. En un 

 coup de pompe, le vide est fait dans les deux ballons dont les parois 

 s'appliquent énergiquement Vune contre Vautre. On ferme le robinet R', 

 la bouteille de caoutchouc ne contient par conséquent absolument rien. 



On la suspend alors au fil de sonde F (fig. 2) et on la descend dans la 

 mer. Quand on est arrivé au point voulu, on envoie du bord l'anneau de 

 fonte A qui passe autour de la bouteille, s'accroche au levier L et l'abaisse 

 brusquement; la bouteille est ouverte (fig. 3). 



Le ballon P, en caoutchouc épais, se dilate violemment et se remplit 

 complètement d'eau; P', au contraire, reste flasque. On remonte alors 

 l'appareil, et si l'eau contenue en P augmente de volume, si elle dégage 

 des gaz abondants, tout cela va se loger en P' qui se distend au fur et 

 à mesure des besoins. Il est entendu qu'à la remontée le clapet de 

 Denayrouse G se ferme énergiquement par le simple poids de l'eau qui est 

 au-dessus; je me suis assuré qu'il tenait en effet absolument. On a pesé 

 la bouteille avant le départ, on la pèse au retour, la différence des deux 

 poids représente l'eau ramenée, on ferme alors le robinet R, on abouche 

 R' avec le ballon vide de notre appareil d'analyse, eau et gaz qui ont pu 

 se dégager y sont entraînés d'un seul coup. 



Nous avons même ajouté un perfectionnement qui peut servir quand 

 on ne puise pas à très grande profondeur. Un croisillon G, suspendu au- 

 dessous de la bouteille, recueille l'anneau de fonte qui n'est pas perdu. 

 Pour les grandes profondeurs cet anneau doit être abandonné. 



Nous nous sommes servi de cet instrument par des profondeurs 

 moyennes. Il nous a donné d'excellents résultats. Nous attendons une 

 prochaine expédition pour l'envoyer dans les grands fonds ; nous sommes 

 persuadé qu'il pourra rendre service. 



Sur une pompe de roulis utilisable pour l'analyse des gaz 

 de l'eau a bord des navires, 



par M. P. Regnard. 



Il semble aujourd'hui qu'il y ait un grand intérêt à faire à bord du 

 navire même l'analyse de l'eau recueillie à la surface ou dans les profon- 

 deurs de la mer. 



Il n'y a pas pour cela d'appareil préférable à la machine pneumatique 

 à mercure. Seulement, la pompe en usage dans nos laboratoires ne serait 

 pas utilisable dans ces conditions, il serait tout à fait imprudent de Tins- 



