264 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



lame formant ressort (R) placée à l'extrémité et en dessous de chaque 

 prolongement. 



D'autre part, les cobayes employés dans les laboratoires étant de 

 dimensions variées, j'ai fait en sorte que l'appareil pût s'adapter à la 

 plupart des tailles. Pour cela, j'ai réalisé le dispositif suivant : l'appareil 

 se divise transversalement en son milieu et tandis que la moitié antérieure 

 reste fixe, la moitié postérieure, actionnée par une crémaillère (C) et 



guidée par deux curseurs, s'écarte. Lorsque l'écart est jugé suffisant, on 

 fixe les curseurs à l'aide de la visV. (V. fig. p. 263.) 



Fermé, l'appareil convient pour les cobayes de moyenne taille; lors- 

 qu'on a à opérer sur de gros cobayes, on l'adapte à volonté aux dimen- 

 sions de l'animal. 



On arrive très rapidement à disposer les cobayes sur cet appareil. 

 Pour cela, on prend l'animal de la main gauche, on le couche sur le dos 

 et on met sa région sous-maxillaire en regard de la plaque triangulaire, 

 qu'on abaisse de la main droite; on incline un peu la potence en avant 

 de manière à ce que la plaque cunéiforme s'encastre solidement entre les 

 branches du maxillaire : la tête est fixée. 



On lie ensuite les pattes comme je l'ai indiqué, en commençant par 

 celles de derrière; j'ajoute que les prolongements qui supportent les 



