292 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



des points rigoureusement déterminés parle chirurgien, sans amener des 

 lésions durables, soit dans les tissus voisins, soit dans le tégument (peau 

 ou muqueuse). Cette modification artificielle sera rigoureusement asep- 

 tique et antiseptique dans une aire déterminée et amènera la formation 

 de tissus scléreux. 



L'agent de la lésion sera la chaleur seule, agent physique dont l'action 

 sur les organes profonds est encore mal connue parce qu'on ne savait 

 pas la localiser. Ce n'est plus ici un instrument aveugle comme le galvano 

 ou le thermocautère dont la température peut varier de plusieurs cen- 

 taines de degrés sans qu'il soit possible de le régler, mais plutôt un ins- 

 trument docile et la température de la portion active peut varier de la 

 température normale à celle de la volatilisation du platine. Le principe 

 de la méthode est celui du galvanocautère. 



II. — DESCRIPTION DES INSTRUMENTS KT TECHNIQUE OPERATOIRE. 



Les instruments dont nous avons fait usage comprennent : 



1° Une pile à galvanocaustique de Chardin dite à grands effets à élé- 

 ments en tension donnant de 2 à 10 ampères; 



2° Un galvanomètre médical gradué de à 50 milliampères monté en 

 dérivation sur les bornes de prise de la pile; le circuit dérivé comprend 

 un rhéostat sur lequel on ouvre une résistance de 200 to; 



3" Le cautère comprenant quatre parties soudées ensemble : 



1 k \ c i ci ! 



-y* - - - - -t y« — ><- ■. - ->' 



A, une aiguille d'acier pour embrocher les tissus; 



B, un fil de cuivre dont le diamètre peut varier entre 6 et 14/1 es 

 de millimètre; 



C, un fil de platine de 3 à 8/10 06 de millimètre de diamètre et une 

 longueur variant de 1/2 à 1 1/2 centimètre; 



D, un fil de cuivre semblable à b. 



Les longueurs respectives des parties de l'instrument varient avec les 

 organes à cautériser. 



Le cautère est relié à un manche par les parties b et rf, une fois en 

 place dans les tissus. Le circuit étant fermé, l'électricité rencontre dans 

 le platine un conducteur relativement résistant, l'échauffé, se transforme 

 en chaleur disponible. 



Des expériences préliminaires ont démontré : 



1° Que les gaz dégagés autour du platine sont à peu près exclusivement 

 composés de vapeur d'eau et en quantité pratiquement négligeable, bien 

 inférieurs aux gaz produits par l'électrolyse médicale. 



2° Que les courants dérivés, bien que présentant une intensité suffi- 



