SÉANCE DU 11 MARS 293 



santé pour provoquer à la fermeture des contractions musculaires dans la 

 région soumise à l'expérience, peuvent être négligés. 



3° Que l'on peut pratiquement prendre pour intensité (base de l'évalua- 

 tion thermique) le produit de la déviation galvànométrique par la résis- 

 tance introduite au moyen du rhéostat, soit : I — 200 x i. 



11 est assez difficile de construire des instruments à soudures solides 

 pour la galvanocaustie interstitielle. Après plusieurs essais infructueux, 

 nous avons pu obtenir de la maison Arvel-Touvet, de Marseille, des instru- 

 ments suffisants quoique perfectibles. 



La difficulté de construction de ces appareils réside en deux points : 



D'abord le fil de cuivre, pour ne produire qu'une perforation chirur- 

 gicalement négligeable, ne doit pas avoir plus de H/10 es de milli- 

 mètre de diamètre ; en deuxième lieu , les soudures sont difficiles à effectuer 

 et elles fondent quelquefois, ce qui met une portion de l'organisme en 

 circuit. La coupe-circuit prévient en général cet accident, mais il peut se 

 produire quand même si la soudure est mal faite, ce qui est difficile à 

 vérifier, la résistance à la traction ne constituant pas un élément suffisant. 



La technique de l'opération sera nécessairement toujours délicate et ne 

 peut être réalisable qu'entre les mains d'un électricien, spécialiste rare 

 dans le corps médical. 



Il sera intéressant de déterminer la température exacte du fil de platine 

 dans les tissus, car il ne s'agit pas de brûler à l'aveuglette et, dans de 

 nombreux cas, il y aurait intérêt à chauffer seulement les tissus (ané- 

 vrismes, tumeurs vasculaires, tumeurs malignes et infectieuses). 



Cette méthode remplit plusieurs desiderata physiologiques et théra- 

 peutiques ; citons parmi les premiers l'action de la chaleur sur le système 

 nerveux, sur les sécrétions ; parmi les seconds, celle de la chaleur sur les 

 cartilages, les liquides et, en général, tous les produits pathologiques. 

 Ces études commencées dans notre laboratoire, exigeront de longs mois 

 et nous serions heureux d'être aidés ou même devancés dans ces recher- 

 ches. 



III. — RÉSULTATS. 



Toutes nos expériences ont porté sur le lapin ou sur le chien. Dans les 

 premières, le résultat cherché a été souvent dépassé : nous avons eu des 

 accidents de divers ordres; septiques par défaut de soin des instruments, 

 dans une opération sur le poumon d'un lapin, la ponction fut faite un peu 

 bas et la brûlure trop énergique; l'animal mourut, cinq jours après l'opé- 

 ration, de péritonite suraiguë : on trouva une eschare hépatique, le 

 diaphragme perforé et une perforation stomacale récemment produite 

 par la chute de l'eschare. Une fois, le fil de platine s'est partiellement 

 détruit dans le testicule d'un chien; il n'en est cependant rien résulté de 

 fâcheux ; nous sommes devenus peu à peu maîtres de nos instruments, et 

 Voici les conclusions que nous considérons comme acquises : 



