338 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Dosage de l'excitation électrique des tissus vivants, 

 Note de M. d'Arsonval. 



On doit à M. Chauveau l'idée de doser l'excitation électrique des tissus 

 vivants au moyen de capacités déterminées chargées à des potentiels 

 connus. C'est la méthode du condensateur bien connue des physiologistes, 

 surtout depuis les publications de M. Marey et de ses élèves. 



Cette méthode de dosage est irréprochable au point de vue physique, 

 mais elle ne réalise pas toutes les conditions d'ordre physiologique néces- 

 saires pour définir complètement une excitation. 



J'ai insisté sur ce point à différentes reprises, en montrant qu'une 

 excitation n'est physiologiquemeni définie que lorsqu'on connaît la courbe 

 que j'ai appelée caractéristique de V excitation. L'onde électrique que 

 représente cette courbe n'est nullement définie dans la méthode du con- 

 densateur. Sa forme reste inconnue et varie énormément avec le même 

 condensateur chargé au même potentiel, suivant la résistance propre du 

 tissu excité. Cette résistance est variable, non seulement d'une expérience 

 à l'autre mais aussi dans le cours d'une même expérience, et influe par 

 conséquent sur la caractéristique d'excitation, qui ne reste pas compa- 

 rable à elle-même. Pour éliminer cette cause d'erreur, il faut décharger 

 le condensateur suivant une loi constante parfaitement connue. J'emploie 

 pour cela deux procédés différents consistant à faire varier, suivant la loi 

 adoptée, soit la capacité du condensateur, soit la force électro-motrice de 

 la source de charge. 



Pour faire varier la capacité suivant une loi connue, on peut employer 

 un des dispositifs suivants que j'ai signalés dans la communication 

 verbale que j'ai faite, à propos d'autres recherches, il y a un mois, à 

 la Société (explication du phénomène de la lacune par la décharge 

 oscillante). Supposons que les deux armatures d'un condensateur à air, 

 reliées à une pile de charge, soient fixées parallèlement aux extrémités 

 des branches d'un diapason vibrant; la capacité étant fonction de la dis- 

 tance des deux plateaux variera sensiblement suivant la loi du sinus. J'ai 

 également fait varier la capacité, suivant une loi connue et constante, en 

 modifiant la surface du condensateur rendu rotatif, suivant une loi 

 connue. 



Pratiquement, mieux vaut faire varier, suivant la loi adoptée (loi du 

 sinus), la force électro-motrice de la source de charge. J'ai signalé anté- 

 rieurement divers moyens que je rappellerai brièvement. Pour l'onde 

 unique : 1° l'emploi du plongeur (1 er avril 1882); 2° un court barreau 

 aimanté, tombant d'une hauteur connue et traversant dans sa chute 

 une bobine fixe (Biologie, 1890, procédé repris récemment par M. Mares, 

 de Prague); 3° une variante plus pratique du même procédé consistant à 

 faire tomber toujours de la même hauteur, une petite masse de fer doux, 



