SÉANCE DU 6 MAT 471 



Mode d'emploi du grisoumètre dans 

 le dosage de mélanges renfermant un centième de gaz combustible, 



par M. N. Gréhant (1). 



Le grisoumètre de M. Goquillion que M. Haton de laGoupillière, membre 

 de l'Institut, Directeur de l'école des Mines, a eu l'obligeance de me faire 

 connaître il y a plus d'un an, est un instrument très sensible et très exact 

 qui m'a permis de réaliser un certain nombre de recherches que je n'avais 

 pas pu faire jusqu'ici. 



J'ai reconnu la nécessité de faire toutes les mesures de volumes de gaz 

 dans le grisoumètre complètement immergé dans un bocal rempli d'eau, 

 qui est constamment renouvelée et dans laquelle flotte un thermomètre 

 soutenu par un flotteur de liège; la température de l'eau doit rester inva- 

 riable; en effet, l'instrument dont je me sers et que j'ai fait construire par 

 M. Chabaud est un véritable thermomètre à air; le volume de l'ampoule 

 de verre est de 33 centimètres cubes et les 86 divisions du long tube de 

 verre ont un volume total de 6 c. c.3, ce qui fait pour chaque division 

 c. c. 07575; il en résulte que le rapport du volume d'une division au 

 volume de la partie graduée est égal à 1/519; désignons par v le volume 

 de l'ampoule et immergeons le grisoumètre plein d'air dans l'eau dont la 

 température est 15°,1, nous lisons par exemple u-f-30,5; faisons circuler 

 de l'eau un peu plus froide autour de l'instrument et attendons cinq mi- 

 nutes, le volume de l'air se réduit à v-\- 27,9, la température de l'eau 

 étant 14 degrés; il y a donc une réduction de 2,6 divisions lorsque la 

 température s'abaisse de 1°,1 ce qui ferait 2,4 pour un changement de 

 température de 1 degré. . 



Il résulte de là qu'il est absolument nécessaire de faire toutes les 

 lectures de volumes dans un milieu conservant rigoureusement la même 



température. 



Le fil de platine dans mon instrument traverse l'ampoule et se termine 

 par deux tubes de verre pleins de mercure soudés aux parois opposées du 

 verre ; l'expérience a montré que pour obtenir la combustion complète 

 d'un gaz mélangé avec l'air, il faut faire rougir le fil de platine un grand 

 nombre de fois, jusqu'à 300 fois, ce que j'obtiens soit par un interrupteur 

 à main, soit mieux par un cylindre d'ébonite mis en mouvement par un 

 moteur quelconque; le cylindre porte cinq cercles de laiton et cinq dents 

 convenablement placées pour que des ressorts métalliques permettent de 

 produire à chaque tour cinq fois le passage d'un courant de 12 ampères 

 et cinq fois l'interruption de ce courant. : 



(1) Travail du laboratoire de physiologie générale du Muséum d'histoire 

 naturelle. . .•" „ 



