SÉANCE DU 6 MAI 485. 



présentons aujourd'hui. Mais le nôtre se différencie du sien par une série 

 de perfectionnements qui l'ont simplifié et amélioré. Citons entre autres 

 la rotation de l'extrémité inférieure de l'axe dans une cupule à billes 

 d'acier, le mode de fermeture du récipient, etc. 



L'appareil se compose essentiellement d'une grande boîte ronde, plate^ 

 en tôle, recouverte d'un couvercle qui s'y emboîte exactement. Cette boîte 

 est traversée en son centre par un axe en acier maintenu par une arma- 

 ture en fonte et qui permet d'imprimer à la boîte un mouvement de rota- 

 tion rapide au moyen d'une forte corde en boyau qu'on tire brusquement 

 après l'avoir enroulée autour de l'extrémité supérieure de l'axe. 



Le simple examen de cette figure nous dispensera de plus amples 

 explications. L'appareil est représenté ouvert, avant l'expérience. On place 

 sur le plateau inférieur les petits récipients (enveloppés d'un étui pro- 

 tecteur de laine), dans lesquels on a versé les liquides à centrifuger. 

 L'orifice du récipient est tourné vers le centre; il est inutile de lé bou- 

 cher. Lorsqu'on a ainsi placé des petits tubes ou petits flacons, on 

 abaisse le couvercle que l'on fixe solidement sur la partie inférieure au 

 moyen d'un pas de vis, et on met l'appareil en rotation par le moyen 

 indiqué ci-dessus. Il tourne alors avec une vitesse de 3,000 tours par 

 minute et la rotation dure de 10 à 15 minutes. Suivant les liquides que 

 l'on a à centrifuger, l'opération se fait en une ou deux fois. Mais bien 

 souvent, après une rotation de quelques minutes, on a déjà obtenu un 

 dépôt très appréciable : tel est le cas, par exemple, pour une urine même 

 absolument normale. 



Ce petit appareil simple, robuste, est d'un maniement facile, il permet 

 de porter ses recherches sur des quantités de liquides même très minimes; 

 ainsi une goutte de sang suffit pour doser la teneur de ce sang en glo- 

 bules rouges et blancs et en fibrine. C'est donc essentiellement un appa- 

 reil d'analyses courantes qui a sa place marquée aussi bien dans les 

 laboratoires de recherches physiologiques, anatomo-pathologiques ou 

 bactériologiques que dans les laboratoires de cliniques où son emploi 

 peut rendre de continuels et très réels services. A tous ces points de vue, 

 il méritait d'être présenté à la Société de Biologie. 



Le Gérant : G. Masson. 



Paris. — Imprimerie de la Cour d'appel. L. Maretheux, directeur, 1, rue Cassette. 



