524 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



RÉSISTANCES MÉTALLIQUES POUR LA MESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES 

 DU CORPS IIUMA1N ET DES LIQUIDES ORGANIQUES, 



par M. Mergier. 



La mesure des résistances électriques des liquides organiques, comme 

 d'ailleurs celles des solutions salines en général, ne peut se faire exacte- 

 ment, par les méthodes ordinairement usitées pour les conducteurs 

 métalliques, telle que celle du pont de Wheatstone, par exemple, à l'aide 

 des courants continus. Une cause d'erreur qui ne saurait être négligée, 

 car elle peut facilement faire varier les résultats du simple au double et 

 même plus, provient de la polarisation des électrodes qui plongent dans 

 le liquide à mesurer. Ce phénomène de polarisation consiste dans 

 ce développement d'une force contre l'électromotrice qui provoque une 

 perturbation dans l'équilibre électrique des branches du'pont, perturbation 

 qui fausse complètement la mesure. 



Cette même cause d'erreur existe en ce qui concerne la mesure de la 

 résistance électrique du corps humain par cette même méthode, comme 

 d'ailleurs par celle de substitution qui est à rejeter en l'espèce d'une 

 façon absolue. C'est ce qui explique les chiffres plus ou moins extraor- 

 dinaires obtenus par les expérimentateurs qui s'en sont servis, sans 

 tenir compte de la polarisation. 



Pour éviter cette cause d'erreur, on se sert depuis longtemps en 

 physique, en ce qui concerne les liquides, de la méthode indiquée par 

 Kohlrausch. Cette méthode consiste à remplacer, dans la méthode 

 du pont, le courant continu par des courants alternatifs, et le galvano- 

 mètre par un téléphone. On reconnaît que l'équilibre électrique est 

 établi dans les branches du pont, par ce fait que le téléphone est au 

 silence. 



La difficulté, dans cette méthode, réside dans le choix des résistances 

 étalonnées qui doivent servir de terme de comparaison. On ne peut, en 

 effet, se servir des résistances métalliques de Construction courante qui 

 se trouvent dans tous les laboratoires. Ces résistances ne sont pas exemptes 

 de self-induction, et pour ce fait le téléphone ne peut être amené au 

 Silence. Tout au plus obtient-on un minimum de bruit relatif, et encore 

 celui-ci ne correspond-il nullement à la position d'équilibre des branches 

 du pont. ' 



Pour obvier à cet inconvénient, plusieurs expérimentateurs se sont 

 servi de résistances liquides (solutions de sulfate de cuivre, de chlorure de 

 sodium, etc.). Mais il faut graduer ces résistances et les vérifier à chaque 

 mesure, car elles sont soumises à des variations continuelles, provenant, 

 soit des variations de température, soit de l'évaporation. Aussi, dans ces 

 conditions, la méthode de Kohlrausch ne peut-elle servir que dans les 



