SÉANCE DU 13 MAI 525 



mesures de laboratoire et ne saurait devenir une méthode pratique au 

 point de vue clinique. 



Chaperon, il y a quelques années, réalisa des bobines de résistance 

 qui supprimaient les inconvénients de la self-induction. Mais il est encore 

 impossible de trouver chez les constructeurs des boîtes de résistance 

 établies d'après les indications de ce physicien. 



Nous avons pensé qu'il n'était pas impossible d'arriver aux mêmes 

 résultats par un dispositif simple, à la portée de tous, et d'obtenir des 

 résistances métalliques offrant les mêmes qualités que les résistances 

 liquides sans en avoir les inconvénients. 



Nous avons résolu la question de la façon suivante : Sur une plaque 

 d'ébonite sont disposées sur deux extrémités opposées deux rangées 

 rectilignes de petites chevilles d'ivoire espacées d'une distance égale 

 à leur diamètre. Un fil de platine iridié, attaché par son extrémité à 

 une borne métallique placée sur le côté, est passé autour de la première 

 cheville de l'une des rangées, descend contourner la cheville correspon- 

 dante de l'autre rangée pour remonter vers la première et ainsi de suite 

 jusqu'à l'extrémité de la plaque où le fil est arrêté à une seconde borne 

 métallique. On a ainsi sur toute la surface de la plaque un fil métallique 

 tendu selon des lignes parallèles équidistantes et disposé de telle sorte 

 qu'un courant marchera en sens inverse dans deux fils consécutifs. Grâce 

 à cette disposition, la self-induction est nulle et la capacité négligeable. 



Des résistances de ce genre placées dans les branches d'un pont de 

 Weasthone, disposé pour la méthode de Kolrausch, font équilibre à une 

 résistance liquide en laissant le téléphone au silence. Nous devons ajouter 

 que la position d'équilibre n'est pas modifiée par cet enroulement. La 

 résistance électrique d'une de ces bobines a exactement la même valeur 

 mesurée avec un courant continu ou avec des courants alternatifs, ce qui 

 n'a pas lieu avec les résistances métalliques ordinaires. 



En variant le diamètre du fil on peut obtenir facilement des bobines 

 allant depuis 1 ohm jusqu'à 1,000 ohms et plus, sans excéder les dimen- 

 sions voulues pour constituer des boîtes de grandeur ordinaire. 



De plus, on peut utiliser les deux faces de la plaque d'ébonite, en lais- 

 sant les chevilles d'ivoire saillir des deux côtés. Le fil, après avoir été 

 enroulé autour de la première cheville, descend contourner le bord infé- 

 rieur de la plaque pour venir s'enrouler autour de la même cheville mais 

 du côté opposé, redescend de nouveau vers le bord inférieur pour passer 

 sur la première face, prendre la deuxième cheville et ainsi de suite. On 

 a ainsi deux séries de fils parallèles et équidistants et donnant le même 

 résultat que l'enroulement précédent. 



La bobine que nous présentons à la Société est construite sur ce der- 

 nier modèle. Elle porte seixe rangées doubles de fil de platine iridié 

 au I/20 9 de millimètre. Sa résistance est de 1,000 ohms à 1/1000° d'ohm 

 près. 



