534 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



moins toxiques; le professeur Bouchard l'a établi. Cette même pression 

 actionne les sujets séjournant dans les profondeurs des mers. A l'extré- 

 mité de l'échelle, l'expérimentation retrouve cet agent imprimant aux 

 infiniment petits des modifications qui ne sont pas sans analogie avec 

 celles des individus élevés ; chez les uns et les autres, spécialement, les 

 sécrétions subissent des changements. 



Il en est de la sorte, lorsqu'on s'adresse à l'électricité ; la démonstra- 

 tion ne manque plus. Cet agent, lui aussi, fait varier l'acide carbonique 

 des Mammifères, en même temps qu'il impose des oscillations aux toxines 

 bactériennes. 



Des considérations de cet ordre découlent de l'étude de la lumière, de 

 la chaleur, du froid, du son, des trépidations; nous le prouverons. Or, 

 tous ces agents constituent l'ensemble des conditions cosmiques, c'est-à- 

 dire des conditions qui tiennent, pour une part, sous leur dépendance la 

 vitalité de nos organes et celle des microbes. Le degré respectif de résis- 

 tance, de force, des premiers et des seconds, domine la question de la 

 gravité ou de la bénignité des maladies, qui subissent, comme- on l'écrit 

 encore, les qualités du génie épidémique. A la lueur de ces recherches, il 

 semble que ce génie épidémique, nous l'avons déjà indiqué, perde, par- 

 tiellement au moins, ses apparences mystérieuses ; l'analyse conduit à le 

 disséquer, à le réduire à un assemblage de causes, plus physiques que 

 chimiques dans leur point de départ, causes qui tendent à devenir tan- 

 gibles, à tomber sous le sens. 



Perfectionnement apporté a la manœuvre de la pompe a mercure 

 par MM. N. Gréhant et Louis d'Henry (1). 



La manœuvre de la pompe à mercure devient assez fatigante lorsqu'on 

 est obligé de soulever et d'abaisser un grand nombre de fois le réservoir 

 mobile; nous avons réalisé un dispositif très simple qui permet d'obtenir 

 le vide et le refoulement des gaz extraits par la pompe beaucoup plus 

 facilement et en tournant un robinet métallique à trois voies. 



Le réservoir maintenu au bas de la planche-support devient fixe, et 

 est uni à la partie inférieure du tube barométrique par un tube de caout- 

 chouc épais et court en forme de tube en U. 



C'est la pression de l'eau qui fait monter le mercure dans la chambre 

 barométrique, c'est l'écoulement de l'eau qui permet l'abaissement du 

 métal et la production du vide. 



Pour régler la manœuvre d'une manière exacte, la pression de l'eau 

 dans les conduits étant souvent égale à 3 ou 4 mètres de mercure, nous 

 avons fait souder sur le robinet à vis qui amène l'eau, un tube en T com- 



(1) Travail du laboratoire de Physiologie générale du Muséum. 



