SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1031 



antérieure ; de façon que l'aiguille puisse passer facilement dans la plaie 

 et ne risque pas de refouler les tissus devant elle, de les froisser ou 

 d'agrandir la boutonnière au hasard (4). 



Parmi les divers modèles que je me suis fait construire et que j'ai 

 essayés dans le cours de ces dernières années, les trois suivants m'ont 

 paru les plus commodes; ils mériteraient d'être employés en clinique : 



1° Aiguille de Reverdin modifiée. — • Ce modèle ne diffère de l'aiguille 

 de Reverdin habituelle que par le sens de l'aplatissement de son extré- 

 mité antérieure et aussi parce qu'un seul de ses bords est tranchant, le 

 convexe. 



Le chas s'ouvre sur le bord concave; or, comme celui-ci se trouve 

 dirigé en haut, il est plus facile d'accrocher le fil ; et, comme il est mousse, 

 il n'y a pas à craindre de couper celui-ci (2). 



Il est évident qu'on pourrait modifier dans le même sens les diverses 

 aiguilles, à chas antérieur et s'ouvrant à volonté, qui existent déjà dans 

 le commerce. 



2° Aiguille à chas antérieur et fermé. — Dans ces aiguilles, le chas est 

 et reste complètement fermé comme celui des aiguilles ordinaires ; aussi 

 sont-elles plus faciles à construire, plus faciles aussi à stériliser et à main- 

 tenir aseptiques. Le chas est situé en avant, après la partie piquante et 

 tranchante comme cela a lieu dans les machines à coudre, et il doit, 

 comme dans ces machines, rester toujours enfilé. Il suffit pour cela, une 

 fuis les lissus à suturer traversés par l'aiguille chargée de son fil, de rete- 

 nir le bout libre de celui-ci pendant qu'on retire l'aiguille. Le fil reste 

 alors en place et l'on n'a plus qu'à le couper entre la plaie et l'aiguille, 

 celle-ci se trouve ainsi libre et toute prête pour une nouvelle suture. On 

 peut encore faire tous les points de suture de suite et ne couper le fil 

 qu'après. 



Pour Ja plus grande commodité des manœuvres, il est nécessaire que 

 l'aiguille porte avec elle sa provision de fil et que celui-ci puisse se 

 dévider facilement. J'ai construit ou fait construire divers dispositifs qui 

 vont très bien. Dans tous, le fil se trouve enfermé dans un tube de verre, 



(1) Ces mêmes dispositions existaient déjà, je l'ai appris depuis, dans des 

 aiguilles employées depuis longtemps dans l'industrie, pour la fabrication de 

 certains sacs, par exemple. Les aiguilles de Hagedorn ont également le grand 

 avantage de produire des boutonnières perpendiculaires à la plaie à suturer; 

 mais elles sont plates dans toute leur longueur, ce qui les rend moins résis- 

 tantes en tout, sens et moins faciles à saisir avec nos instruments habituels. 



(2) Cette aiguille est construite par M. Collin. Les premières aiguilles de 

 Reverdin qu'il ait faites avaient leur extrémité antérieure aplatie dans le même 

 sens que ces nouvelles; mais elles étaient tranchantes sur les deux bords; ce 

 qui exposait à faire des boutonnières plus grandes qu'on ne les voulait et on 

 y avait renoncé. 



