1032 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



il en sort à frottement sur le côté du bouchon ou à travers lui ; en sorte 

 qu'il peut rester stérilisé (1). Le tube est disposé de façon qu'on puisse 

 le remplacer facilement par un autre, donc renouveler sa provision de fil 

 ou même en changer de numéro à volonté (2). 



Pour fixer les aiguilles sur ieur manche, j'ai imaginé une vis de ser- 

 rage très simple qui permet, non seulement de les changer très facilement, 

 mais encore de les placer soit dans la position habituelle, dans l'axe du 

 manche, soit obliquement d'un côté ou de l'autre à 45, 90 ou même 

 135 degrés (3). 



3° Petites aiguilles à chas antérieur et postérieur fermés. — J'ai fait 

 faire enfin des aiguilles à suture de la grandeur et de la forme des petites 

 aiguilles ordinaires avec cette différence que leur extrémité antérieure 

 est encore aplatie perpendiculairement au sens de leur courbure et qu'au 

 lieu de n'avoir qu'un chas postérieur elles en ont un également en avant. 

 Elles jouissent donc des mêmes avantages que les précédentes et peuvent 

 être en plus utilisées de la même façon que les anciennes (4). 



- (1) Pour les fils de soie, de coton, de lin et, même de catgut, le plus simple 

 est de les pelotonner de façon qu'ils se dévident par l'intérieur du peloton et 

 que celui-ci se trouve un peu comprimé dans l'intérieur du tube. On peut 

 encore enrouler les fils sur une broche, ou bien, ce qui est nécessaire avec les 

 fils métalliques, les enrouler sur une bobine. Celle-ci, pour tenir moins de 

 place, peut être placée dans l'axe du tube et le tube percé latéralement pour 

 laisser échapper le fil. 



(2) Le tube contenant la provision de fil peut être fixé sur le manche de 

 l'aiguille à l'aide d'un simple anneau de caoutchouc ou d'anneaux métalliques 

 se plaçant à volonté sur le manche. Le tube peut encore servir lui-même de 

 manche et l'aiguille se fixer soit dans le bouchon, soit sur un anneau métal- 

 lique entourant le tube. On peut enfin l'introduire dans un tube métallique 

 servant de manche; en sorte que le fil se trouve doublement à l'abri. C'est 

 peut-être ce qui serait préférable en chirurgie. 



(3) Ces aiguilles à chas antérieur et fermé m'ont été construites par M. Aubry, 

 ainsi que plusieurs modèles de manche. 



Pendant que je faisais ces essais, j'ai appris que M. Artus et M. Montaz 

 avaient également imaginé chacun une aiguille à chas antérieur et fermé. 

 Elles diffèrent des miennes en ce que leur provision de fil n'est pas maintenue 

 à l'abri de l'air et des salissures et que leur extrémité antérieure (celle de 

 M, Artus du moins, la seule que j'ai eue entre les mains) est aplatie comme 

 les aiguilles ordinaires dans le sens de leur courbure. Quoique ces disposi- 

 tions me paraissent à priori moins avantageuses, ces aiguilles n'en doivent 

 pas moins être très commodes. 



(4) Ces aiguilles se trouvent chez M. Collin. M. Felizet en a fait construire 

 récemment ayant le même aplatissement antérieur, mais n'ayant qu'un chas 

 postérieur. 



