SÉANCE DU 3 MAI 



491 



nous avons déjà donné la description ailleurs, a été conçu d'après le 

 plan que voici : 



La principale pièce est un levier à deux bras. Le mouvement que 

 Ton veut étudier agit sur l'extrémité d'un des bras du levier et le 

 déplace. Un ressort à boudin accroché à l'autre bras ramène le levier à 

 sa position primitive, quand le mouvement a cessé d'agir. Le ressort, en 

 même temps qu'il sert à ramener le levier à sa position primitive, sert 

 aussi à apprécier la force du mouvement étudié. — Les mouvements du 

 levier déforment la membrane d'un tambour à air. Ce tambour possède 

 un système de réglage complètement indépendant du système de 

 réglage du levier et du ressort. 



Tel est, en grands traits, la structure de notre cardiographe. Voyons 

 à présent les détails de sa construction : 



Le boulon (G) qui doit appuyer sur la région précordiale, est fixé à l'extré- 

 mité du long bras du levier (F). A l'extrémité du petit bras du levier est 



accrochée l'extrémité inférieure d'un ressort à boudin (H). L'extrémité 

 supérieure du ressort est fixée à un petit crochet (K). Ce crochet (K) est 

 mobile sur la tige graduée (J). En tournant le bouton (I) d'une vis sans fin, 

 qui se trouve à l'intérieur de la tige (J), on fait monter ou descendre le cro- 

 chet (K). Comme l'extrémité du long bras de levier appuie sur la région pré- 

 cordiale, le levier ne peut pas se déplacer beaucoup quand le ressort tire sur 

 lui; ce qui fait que la force de traction du ressort se transforme en force de 

 pression du bouton (G) sur la région précordiale. 



L'articulation du levier est supportée par le pied (E) d'un support (D) à 

 trois pieds. Sur ce support se trouve fixé le tambour à air (A). En tournant 

 Je bouton (B), on fait descendre le tambour pour mettre en contact sa mem- 

 brane avec le bouton (G). La membrane du tambour étant complètement 

 séparée du levier, sa tension reste toujours la même. — Le système de 

 réglage du tambour est le même que dans le cardiographe de Marey. La com- 

 munication du tambour (A) avec le tambour a lieu par l'intermédiaire d'un 



