492 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



tube en caoutchouc qui s'abouche à l'extrémité (C) de la vis du tambour qui 

 est creuse. La grandeur de la tige (J) indique, grossièrement, la pression que 

 le bouton exerce sur la région précordiale. 



Dans notre cardiographe il n'y a pas de ressort caché, comme dans 

 le cardiographe de Marey. — On sait que ce dernier cardiographe se 

 compose essentiellement d'un ressort à boudin renfermé dans un tam- 

 bour à air. En appuyant plus ou moins, sur la région précordiale, le 

 boulon qui se trouve à la surface de la membrane du tambour, on fait 

 varier la pression que le ressort exerce sur le bouton, et par conséquent 

 sur la région précordiale. Comme le ressort est caché, on ne peut pas 

 connaître la pression exercée par le ressort. C'est là un inconvénient. 

 Il n'est pas le seul. En même temps que la pression du ressort varie, la 

 sensibilité du tambour à air se trouve altérée, sa membrane n'ayant pas 

 la même tension pour les différentes pressions du ressort. Elle est 

 tendue, quand la pression est faible; elle est relâchée, quand la pres- 

 sion est forte. Ces variations de la tension de la membrane altèrent la 

 fidélité de la transmission du mouvement. Pour cette raison le système 

 de tambour à air avec ressort intérieur doit être abandonné. 



Cet appareil a été construit par M. Ch. Verdin avec le soin qui lui est 

 habituel. 



Un nouveau sphygmographe a transmission, 

 par Mariette Pompilian. 



Notre sphygmographe ne diffère pas beaucoup de notre cardiographe ; 

 leurs parties principales sont identiques, la forme seule de leurs sup- 

 ports diffère. En voici la description : 



Le levier (J), qui possède deux bras, est en aluminium; son articula- 

 tion est fixée à l'extrémité inférieure de la tige (E). A l'extrémité du 

 long bras du levier se trouve le bouton (l) en ivoire qui doit appuyer 

 sur l'artère. A l'extrémité du petit bras du levier est fixée l'extrémité 

 inférieure du ressort (0). L'extrémité supérieure du ressort est fixée à 

 une petite tige mobile le long de la tige (E). En tournant le bouton (F) 

 d'une vis sans fin, qui se trouve à l'intérieur de la tige (E), on fait 

 monter ou descendre la petite tige à laquelle est fixée l'extrémité supé- 

 rieure du ressort. La force de traction exercée par le ressort, à l'extré- 

 mité du petit bras du levier, se transforme en force de pression de 

 l'extrémité du long bras du levier sur l'artère. 



A côté du ressort (0), et fixée au même point du petit bras du levier, 

 se trouve une tige graduée. L'extrémité supérieure (L) de cette tige 

 glisse dans une coulisse (P) qui se trouve fixée à l'extrémité supérieure 

 du ressort. Cette coulisse (P) présente un index. On lit sur la tige l'ai- 



