SÉANCE DU 3 MAI 



493 



longemcnt qu'on a donné au ressort. On a marqué sur la tige le 

 nombre de grammes nécessaires pour produire divers allongements du 

 ressort. 



Pour éviter de trop grandes inclinaisons du levier, la tige (E), qui 

 supporte le levier, peut être abaissée. En serrant le petit manche (M) 

 d'une vis, on fixe la tige (E) dans la position voulue. 



Le tambour à air (C) est supporté par la tige (D), qui est fixée à une 

 sorte d'étrier qui fait corps avec la base (K) de l'appareil. Le système de 

 réglage du tambour est le même que dans le cardiographe de Marey. A 



l'aide du bouton (B), on varie la position du tambour. Quand le levier a 

 été bien placé sur l'artère, on rapproche le tambour, et l'on fixe l'extré- 

 mité inférieure de la tige (G), qui se trouve suspendue à la membrane 

 du tambour à l'extrémité (H) du levier (J). Une fois que le contact entre 

 le tambour et le bouton (1) est établi, on examine avec soin l'état de la 

 membrane du tambour, et, selon qu'elle est trop ou trop peu tendue, 

 on abaisse ou l'on monte le tambour. A l'extrémité (A) de la vis du 

 tambour, qui est creuse, s'abouche le tube en caoutchouc qui met en 

 communication le tambour récepteur avec le tambour inscripteur. 



La base de l'appareil est identique à celle du sphygmographe de 

 Marey. Sa forme est rectangulaire; elle présente une partie (K) en fonte 

 et deux ailettes (N) auxquelles s'attache le ruban de soie. 



Notre sphygmographe peut servir aussi comme sphygmomètre. La 



