494 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



pression du ressort nécessaire pour comprimer F artère jusqu'à Indispo- 

 sition des pulsations donne des indications sur la pression sanguine. 

 Comme la pression sanguine s'exprime en colonne de mercure, la 

 tige du ressort pourrait être graduée en hauteur de colonne de mercure 

 au lieu d'être en grammes. Nous connaissons très bien les objections 

 qu'on peut faire à ce procédé d'évaluation de la pression sanguine; 

 elles sont parfaitement justes. Cela n'empêche pas que, quelquefois, 

 une appréciation, même peu rigoureuse, de la pression sanguine puisse 

 donner des renseignements intéressants en clinique. 

 Cet appareil a été construit par M. Ch. Verdin. 



Interrupteur a contacts, 

 par Mariette Pompilian. 



Pour avoir plusieurs excitations distinctes, provenant de plusieurs 

 courants inducteurs et induits différents, de rupture ou de clôture seu- 

 lement, et se produisant soit à des intervalles variables connus, soit 

 simultanément, nous avons fait construire le petit appareil représenté 

 par la figure ci-jointe. En voici la description : 



A la périphérie d'un disque (R) en ébonite (de 10 centimètres de dia- 

 mètre) se trouvent 12 petites plaques de cuivre. Ces plaques sont placées 

 par groupes deux à deux. Les distances qui séparent les plaques de ces 

 groupes sont égales (Ma — Mb = Me — Md) ; elles sont moindres que les 

 distances qui séparent les groupes (Ma — M6<M6 — Me). — A l'aide 

 de la poulie à gorges (P), on fait tourner le .disque (R). La périphérie du 

 disque frotte contre les balais de platine (C 1 , C 2 , C 3 , etC 4 ). Ces balais ont 

 comme support un disque fixe (A). Ce disque présente quatre fentes 

 circulaires, dont on en aperçoit trois sur la ligne (B 1 , B 2 et B 4 ). Dans cha- 

 cune de ces fentes, on peut placer un groupe de deux paires de balais. 

 Sur notre figure, on n'a représenté que deux groupes de balais : le 

 groupe supérieur (C, C 2 ) dans la fente (B 2 ) supérieure, et le groupe 

 (C 3 , C 1 ) inférieur dans la fente (B 4 ) diamétralement opposée à la précé- 

 dente. 



Aux deux paires de balais (C 1 ) et (C 3 ), on attache les fils des courants 

 inducteurs: aux deux autres paires de balais (C 2 ) et (C 4 ), on attache les 

 fils des courants induits (de la bobine). Les distances qui séparent les 

 deux paires de balais d'un groupe, par exemple du groupe supérieur 

 (C 1 , C 2 ), et les distances qui séparent les plaques métalliques du disque 

 ont été calculées de telle sorte que les balais du courant induit ne 

 touchent une plaque métallique (le circuit se ferme) qu'au moment où 

 les balais de l'inducteur quittent une plaque métallique (c'est-à-dire 

 quand le circuit inducteur s'ouvre). On a ainsi le courant induit de 



