538 RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX (34) 



d'un téléphone différentiel, un rhéostat clinique gradué et l'appareil 

 faradiqne ordinaire, quel qu'en soit le modèle. L'emploi d'un téléphone 

 dans une salle bruyante de consultation et certaines difficultés d'ordre 

 technique n'ont pas permis de généraliser cette méthode. Celle que je 

 vous présente aujourd'hui, employée depuis six mois couramment dans 

 mon service de clinique, m'a paru très pratique et surtout très rapide, 

 comme vous pourrez en juger. 



La source de courant utilisée est le courant galvanique ou continu des 

 cliniques d'électricité. Le voltage de cette source peut être d'ailleurs 

 quelconque entre 30 et 110 volts ; une canalisation de lumière, courant 

 continu, entre 110 et 130 volts peut également être utilisée sans aucun 

 inconvénient. Aux bornes de la source est branché, en court circuit, un 

 rhéostat à fil dont la résistance en ohms est à peu près égale au voltage 

 en volts de la source. Ce rhéostat est donc parcouru par un courant 

 d'à peu près un ampère. 



C'est sur ce rhéostat, le mettant à l'abri de toute élévation d'intensité 

 intempestive, qu'est branché, en dérivation, le malade dont on veut 

 mesurer la résistance. Dans le même circuit dérivé est placé un milliam- 

 pèremètre ordinaire très sensible. Tout étant ainsi disposé, on fait varier, 

 au moyen d'un contact glissant sur le rhéostat, la différence de potentiel 

 aux bornes du circuit dérivé jusqu'à ce que le courant qui traverse ce 

 circuit, c'est-à-dire le malade, ait atteint une intensité de 1 milliampère, 

 ce qu'indique le milliampèremètre. A ce moment on a, d'après la loi 

 d'ohm : 



0,001=| 



E étant la différence de potentiel en volts prise par la dérivation sur le 

 rhéostat, et X, la résistance du malade, plus celle du milliampèremètre, 

 exprimées en ohms. 



D'où : 0,001 X = E. 



Si donc on connaît E, on n'aura qu'à multiplier par 1000 pour con- 

 naître la résistance cherchée, c'est-à-dire la résistance du malade, car la 

 résistance du milliampèremètre est négligeable dans les appareils ordi- 

 naires devant la résistance apparente du malade. 



Bien des moyens s'offrent à nous pour connaître E. L'un des plus 

 simples consiste à remplacer le malade et le milliampèremètre par un 

 voltmètre. Si ce voltmètre est assez sensible pour indiquer les dixièmes 

 de volts et si l'on s'arrange, comme sur le modèle que je vous présente, 

 pour que l'aiguille se déplace sur un cadran gradué en ohms, on lit 

 directement sur ce cadran de l'ohnimètre la résistance apparente du 

 malade à 100 ohms près, ce qui est très suffisant. 



Ce chiffre est bien la résistance apparente du malade, c'est-à-dire 

 l'ensemble des causes, chiffrées en ohms, qui s'opposent au passage du 

 courant continu à travers le malade. C'est la seule qui nous importe en 



