1228 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



névrite radiculaire rentre naturellement dans la règle commune, et 

 c'est ce que j'avais voulu exprimer succinctement, dans ma première 

 communication à la Société anatomique, par la phrase suivante : « Il 

 existe là un foyer de névrite iransverse, qui agit, soit par compression, 

 soit par irritation, soit des deux manières à la fois, sur les tubes ner- 

 veux qui le traversent. » 



Ultérieurement j'ai cherché à préciser et je suis arrivé à la conviction 

 que, si d'autres névrites radiculaires peuvent amener des lésions des 

 fibres nerveuses, seule la névrite syphilitique est capable de donner nais- 

 sance à l'affection chronique qui est connue sous le nom de tabès dorsal. 



Un régulateur de température 

 pour étuves chauffées par l'électricité, 



par MM. Cl. Regaud et R. Fouilliand (de Lyon). 



L'instrument que nous présentons aujourd'hui à la Société de biologie 

 a été décrit par nous, d'une façon sommaire, il y a environ deux ans et 

 demi (1). Depuis cette première publication, nous l'avons modifié, per- 

 fectionné et adapté à un certain nombre d'appareils de chauffage élec- 

 trique. 



Ce régulateur, dans son modèle le plus simple, consiste en un tube de 

 verre ABCD, courbé en U, complètement clos. La partie AB, ou ampoule, est 

 large et à paroi mince; la partie BCD est étroite et à paroi épaisse. A la 

 partie inférieure de l'ampoule est soudée une pocbe G. La paroi du tube est 

 traversée par deux fils de plaline, l'un recourbé E, l'autre droit F. L'ampoule 

 contient de l'hydrogène pur et sec, dont la pression fait équilibre à une 

 colonne de mercure occupant la partie BCD du tube. Au-dessus du niveau du 

 mercure, dans la branche CD, il y a le vide barométrique. Lorsque le régula- 

 teur est vertical et à la température ordinaire (15 degrés par exemple), le 

 niveau inférieur du mercure dans la branche BC est au-dessus du fil de 

 platine" E. 



Le régulateur est suspendu dans l'étuve de façon qu'il peut être incliné ou 

 redressé à volonté, et fixé dans la position voulue. 



Les fils de platine E et F peuvent être reliés au circuit électrique de deux 

 façons : 1° dans certains cas (courant alternatif ne dépassant pas 0,75 

 à 1 ampère), le courant de chauffe traverse le régulateur; 2° dans d'autres cas 

 (courant alternatif d'intensité supérieure à 1 ampère, courant continu), le 

 régulateur n'est traversé que par un courant dérivé, de très faible intensité, 

 actionnant à distance un relai électro-magnélique qui interrompt et rétablit 



(1) Cl. Regaud et R. Fouilliand. Chauffage et régulation des éluves par 

 l'électricité, Journal de physiologie et de pathologie générale, t. II, n° 3, p. 457, 

 1900. 



