SÉANCE DU 8 NOVEMISHK 



4229 



le courant principal. Dans le premier cas, qui nous occupera seul ici, le 

 radiateur et la colonne de mercure sont disposés en série; le courant passe 

 ou ne passe pas dans le radiateur et le régulateur, suivant qu'il y a contact 

 ou non entre le fil de platine E et le mercure. 



Le fonctionnement de ce régulateur est des plus simples. Les variations du 

 niveau du mercure dans le tube BG (et par suite l'interruption et le rétablis- 

 sement du courant) dépendent : 1° des variations de 

 la température de l'hydrogène; 2° de l'inclinaison du 

 régulateur par rapport à la verticale; 3° de la répartition 

 préalable du mercure entre la poche G et le tube BCD- 



1° Supposons le régulateur en place dans l'étuve et 

 vertical. A 15 degrés, le niveau du mercure dans la 

 branche BC est au-dessus du fil E. On fait passer le 

 courant. L'hydrogène, chauffé, se dilate; le niveau du 

 mercure baisse, et, à une certaine température, le con- 

 tact cesse entre la pointe du fil E et le mercure, le cou- 

 rant est interrompu. L'étuve et l'hydrogène se refroi- 

 dissent et, bientôt, le contact se rétablit et le courant 

 passe. Dès lors, il se produit des alternatives d'interrup- 

 tion et de rétablissement du courant. La température, 

 donnée par un thermomètre sensible, oscille entre un 

 maximum et un minimum, de part et d'autre d'une 

 moyenne absolument fixe. L'amplitude des oscillations 

 dépend des conditions du chauffage, de la position du 

 thermomètre et du régulateur par rapport à la source de 

 chaleur, et de la sensibilité du régulateur. 



2° Lorsqu'on incline le régulateur, on abaisse le niveau 

 du mercure dans le tube BC, ce qui permet de produire 

 l'interruption et, par conséquent, de régler la température 

 au degré voulu. 



3° En faisant passer du mercure de la poche G dans 

 le tube, et inversement, on écarte les limites de tempé- 

 rature entre lesquelles le régulateur peut fonctionner. 



On peut donner aux régulateurs fondés sur ce 

 principe des formes et des dimensions diverses, en 

 rapport avec les usages auxquels on les destine. En disposant plusieurs 

 contacts successifs rapprochés, en rapport avec des circuits différents 

 du radiateur, on peut diminuer progressivement le chauffage au lieu 

 de l'interrompre complètement. 



Tant que l'inclinaison du régulateur n'est pas modifiée, la tempéra- 

 ture du réglage reste la même, ce qui permet d'interrompre aussi sou- 

 vent et aussi longlemps qu'on veut la chauffage, sans recommencer le 

 réglage. 



La sensibilité de ce régulateur dépend de plusieurs facteurs, entre 



