1230 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



autres la pression de l'hydrogène, la minceur de l'ampoule et sa surface 

 (par rapport à sa capacité), etc. 



Pratiquement, cet instrument permet une régulation très précise et 

 absolument automatique. 



Étuves électriques, 

 par MM. Cl. Regaud et R. Fouilliand (de Lyon). 



L'étuve électrique portative que nous présentons est un spécimen 

 choisi parmi plusieurs autres de diverses dimensions. 



T.ous ces instruments sont chauffés intérieurement ; la chaleur se 

 dégage de boudins de fils métalliques résistants, disposas dans le fond 

 et contre les parois de l'étuve. Ces fils, qui ont une rigidité suffisante, 

 peuvent être touchés sans aucun inconvénient, parce que leur tempéra- 

 ture est de très peu supérieure à celle de l'air de l'étuve et que les 

 courts circuits entre fils voisins ne sont pas à craindre. La répartition 

 des fils est soigneusement faite en vue d'assurer aux- différentes régions 

 de l'étuve la même température. 



L'étuve est construite en matériaux légers et athermanes : bois et 

 verre. Il importe, en effet, que la déperdition de chaleur à travers les 

 parois soit minime; cette condition est encore mieux réalisée lorsqu'on 

 recouvre l'appareil avec un manchon de feutre. Dans les étuves de 

 grand modèle, l'athermanéité est encore plus parfaite. 



Le régulateur est du type décrit dans la note précédente. Il inter- 

 rompt le courant en totalité. Il est assez sensible pour que l'écart entre 

 les températures maxima et minima ne dépasse pas quatre à cinq 

 dixièmes de degré, dans l'air. Mais la température moyenne est tout à 

 fait fixe : un thermomètre gradué en dixièmes de degré, plongé dans 

 un tube à cultures contenant quelques grammes d'eau, est absolument 

 invariable. Ce régulateur peut être incliné et redressé au moyen d'une 

 molette extérieure, sans ouvrir l'étuve. 



Une lampe rhéoscopique, qui peut être intercalée dans le circuit de 

 chauffe par pression sur un bouton, s'allume quand le courant passe, 

 et sert pour le réglage. 



Grâce à la très faible capacité calorifique de l'ensemble de l'appareil, 

 il suffit de quelques minutes pour amener la température de 15 degrés 

 à 38 degrés par exemple. Comme, d'autre part, la régulation est tout 

 à fait automatique tant que l'inclinaison du régulateur n'a pas changé, 

 on peut donc ne laisser l'étuve en marche que pendant le temps stric- 

 tement nécessaire, c'est-à-dire se comporter avec cet appareil de chauffage 

 comme avec une lampe électrique à incandescence. 



