SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1245 



DE LA CENTRIFUGAïtON A LA TEMPÉRATURE DE 0", 



par M. O.-F. Mayet. 



La cêntrifugatioh pour séparer les particules d'une densité supérieure 

 au véhicule qui nagent dans les liquides organiques, opération préa- 

 lable de l'étude et de l'analyse de ceux-ci, ainsi que des corps ou élé- 

 ments en suspension, qu'il s'agisse de sang, de pus, de sérosité, 

 d'humeurs complexes, d'urine et aussi de leucocytes soumis au lavage, 

 de précipités cristallins ou amorphes, est un procédé précieux comme 

 n'étant nullement altérant par lui-même. 



Cependant, à la température ordinaire, il n'empêche pas, pendant le 

 temps qu'il exige, les modifications par diffusion des principes des élé- 

 ments anatomiques ou l'action des ferments solubles contenus dans les 

 liquides véhicules sur leurs propres principes. 



Pour réduire ces altérations au minimum ou les annihiler, comme nous 

 le montrerons ultérieurement, il faut maintenir à 0° pendant l'opé- 

 ration les liquides à centrifuger. 



Pour cela j'emploie un appareil que j'ai déjà décrit (1), mais dont des 

 perfectionnements récents font un procédé nouveau. 



Le liquide à traiter est contenu dans des éprouvettes de verre 

 refroidies à 0° dans la glace fondante, après avoir été amené préa- 

 lablement lui-même à cette température. 



Elles sont placées dans des récipients contenant de la glace en petits 

 fragments remplissant tout l'espace libre laissé entre elles et la paroi 

 de ces vases. 



Au nombre de 4, de 100 centimètres cubes de capacité, ces éprou- 

 vettes permettent de traiter 400 centimètres cubes de liquide, mais 

 aussi moins, en n'en employant qu'une, deux ou trois, les éprouvettes 

 vides étant remplies comme les récipients correspondants d'assez d'eau 

 pour égaliser exactement le poids de tous, ce qui est nécessaire pour 

 l'équilibre de l'appareil. 



Les éprouvettes portent à une de leurs extrémités, conique, un 

 robinet de verre ; leur autre extrémité à ouverture large peut être 

 obturée par un bouchon de caoutchouc percé d'un trou de 8 millimètres 

 de diamètre le traversant de part en part. 



Elles sont fixées sur le fond des récipients par un dé conique où 

 est reçue l'extrémité du tube de leur robinet (avec interposition de 

 caoutchouc) et, d'autre part, par le couvercle du récipient portant un 

 mamelon qui entre à frottement dans le trou du bouchon, enfin, en 



(1) Société pour l'avancement des sciences. Session de Bordeaux, 1895. 

 Compte rendu, p. 353. 



