1246 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



outre, par un collier de liège nécessaire pour les maintenir verticales 

 quand on retire le couvercle. 



Les récipients en cuivre, solides et légers, hauts de 20 centimètres, 

 ont (suivant leur plan de section) une forme biparabolique, pour offrir 

 moins de résistance à l'air, et sont entourés d'une enveloppe de laine 

 pour éviter le réchauffement. Leur couvercle est maintenu par une 

 solide charnière à écrou fixée à une armature, mince bande de métal 

 qui fixe aussi l'enveloppe. Ces précautions sont toutes indispensables. 



Des tourillons cylindriques bilatéraux sont solidement rivés et soudés 

 à leurs parois vers les deux tiers de leur hauteur. 



Ces récipients sont portés, pour les soumettre avec leur contenu à la 

 rotation, sur des barres parallèles deux à deux qui se croisent perpen- 

 diculairement en dedans d'un cercle métallique solide et sont rivées 

 à ce cercle. Ces barres entaillées obliquement vers leur milieu (à partir 

 du centre) fournissent aux axes des récipients des cavités de réception 

 où ils peuvent tourner librement, mais dont ils ne peuvent sortir pen- 

 dant la rotation, en raison de l'obliquité de haut en bas et de dedans en 

 dehors de l'entaille, quoiqu'on puisse facilement au repos les en retirer. 



L'axe vertical solidement uni au centre, aux barres parallèles, peut 

 transmettre à la roue dans un plan horizontal une rotation de 2.000 tours 

 par minute. 



La force dont notre laboratoire a besoin nous est fournie par un 

 câble de l'usine électrique des Forces du Rhône, mais pourrait être 

 obtenue par un moteur à gaz. 



Le mouvement est donné de l'appareil moteur par une double 

 poulie, une courroie et un double cône de transmission dont les surfaces 

 peuvent être ou séparées ou rapprochées plus ou moins intimement 

 pour obtenir une mise en train graduelle et, après le temps voulu, 

 laisser la roue libre d'arrêter peu à peu d'elle-même, afin d'éviter toute 

 secousse, les récipients et par suite les éprouvetles qui s'étaient placés 

 horizontalement revenant à la verticale. 



Nous employons cet appareil principalement à la centrifugation du 

 sang préservé de la coagulation, pour l'étude de différents points impor- 

 tants et surtout pour la réalisation de notre procédé déjà publié (1) mais 

 que nous avons notablement modifié depuis lors et que nous étudierons 

 prochainement à nouveau, de dosage en poids à l'état d'humidité natu- 

 relle des éléments figurés du sang. 



Pour cet emploi nous avons ajouté un perfectionnement. 



La pipette est un moyen imparfait de retirer le plasma qui se sépare 

 en grande partie admirablement pur après une demi-heure ou trois 

 quarts d'heure parfois de rotation. L'aspiration expose à le remé- 

 langer au cruor. 



(1) Eodem loco. 



