SÉANCE DU 11 JANVIER 



La question du streptocoque doit être actuellement réservée ; les autres 

 organismes y végètent en surface comme sur le sérum et n'exercent 

 aucune action décolorante sur l'hémoglobine du milieu nourricier. 



Le sang défibriné solidifié peut donc être employé non seulement en 

 vue de la culture du pneumocoque et de la longue conservation de sa 

 végétabilité et de sa virulence, mais encore il peut être utilisé pour le 

 diagnostic bactériologique du pneumocoque et pour sa séparation 

 d'avec d'autres microorganismes. 



Essai de calorimétrie animale. Sur un calorimètre anémothermique, 

 par M. F. Laulanié. 



Quand un courant d'air uniforme parcourt une enceinte contenant 

 une source de chaleur, sa température s'élève à un certain degré qui 

 est, sans aucun doute, fonction du rayonnement calorifique de la 

 source. On conçoit donc qu'il soit possible de mesurer la quantité de 

 chaleur émise par un animal à réchauffement d'un courant d'air traver- 

 sant uniformément son habitation. 



Dans un calorimètre construit sur ce principe, la production horaire 

 de la chaleur est donnée par l'équation suivante : 



dans laquelle Al exprime la différence de température à l'entrée et à la 

 sortie de l'air quand l'équilibre est obtenu, et K une constante dépen- 

 dant de l'appareil et de la ventilation, et qu'il est nécessaire de déter- 

 miner empiriquement. 



L'idée d'une semblable méthode n'est point nouvelle, et on en trouve, 

 je crois bien, la première application parmi les nombreux dispositifs 

 introduits par M. d'Arsonval pour la mesure de la chaleur animale. 



Mais le principe de physique sur lequel repose la méthode de calori- 

 métrie anémothermique, est beaucoup plus simple dans son expression 

 théorique que dans ses applications concrètes, et les tentatives réitérées 

 que nous avons faites pour l'appliquer à la mesure de la chaleur ani- 

 male sont demeurées longtemps infructueuses. C'est qu'en effet, les 

 indications d'un calorimètre anémothermique ne sont proportionnelles 

 à l'intensité de la thermogénèse que dans certaines conditions de' 

 construction qu'il convenait de déterminer et que nous avons réalisées 

 de la manière suivante. 



Notre calorimètre, construit pour le lapin, consiste en une enceinte de 

 cuivre rouge, de forme cylindrique et couchée horizontalement sur 

 quatre pieds métalliques. 



