100 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



I. Méthode d'expérimentation. — Toutes les méthodes calorimétriques, 

 déjà utilisées, ne peuvent pas être suivies dans des recherches de la 

 nature de celles qui nous occupent. Il nous faut, en effet, un appareil 

 pratique, susceptible d*ètre employé en clinique et, d'autre part, ne 

 comprenant dans sa constitution aucune niasse métallique ou bonne 

 conductrice susceptible d'absorber, sous forme de courants de Foucault, 

 une partie plus ou moins considérable de l'énergie électrique destinée à 

 agir sur le sujet en expérience. C'est pourquoi les premiers calorimètres 

 applicables à l'homme, dont le professeur d'Arsonval a donné le prin- 

 cipe, calorimètres par rayonnement (1) et calorimètres à température 

 constante (2), ont dû être, malgré la précision des résultats qu'ils 

 peuvent fournir, éliminés par nous. 



Il en est tout autrement de l'appareil présenté par le même savant à 

 la Société de Biologie, dans la séance du 27 janvier 1894, sous le nom 

 d'anémo-calorimètre. « L'homme est enfermé dans une espèce de 

 chambre dont les parois conduisent mal la chaleur (bois ou étoffes de 

 laine). L'air peut pénétrer librement par la partie inférieure de la 

 chambre et s'échapper par une courte cheminée située à la partie supé- 

 rieure. La présence du sujet détermine un tirage d'autant plus actif qu'il 

 dégage plus de chaleur. En plaçant un anémomètre dans la cheminée 

 d'appel, le nombre de tours du moulinet dans l'unité de temps donne 

 une mesure très exacte de la vitesse du courant d'air et, par suite, de 

 la chaleur dégagée. Ce procédé qui paraît grossier de prime abord, est 

 d'une sensibilité surprenante... L'appareil peut recevoir une forme quel- 

 conque et s'adapter par exemple, au-dessus d'un lit où repose le sujeten 

 expérience » Tel est l'appareil réunissant, comme on le voit, les con- 

 ditions indispensables à nos recherches, que nous avons utilisé en y 

 apportant la très légère modification que nous allons indiquer : l'enve- 

 loppe de notre calorimètre est formée par un tissu de soie blanche de 

 très faible masse (300 grammes), dans le but d'obtenir des indications 

 aussi rapides que possible. Cette soie est maintenue à une forme cylin- 

 dro-sphérique par quelques cercles en osier, de rayon convenablement 

 choisi et reliés entre eux par des tiges de la même substance. La substi- 

 tution de la soie blanche à la laine présente, en outre, l'avantage très 

 appréciable, pour des expériences d'une certaine durée, de permettre au 

 sujet expérimenté d'être éclairé suffisamment pour lire. L'appareil est 

 entouré d'un solénoïde, comprenant vingt-quatre spires d'un mètre de 

 diamètre destinées à donner passage aux courants dont nous voulons 

 étudier l'action sur l'organisme. 



Étalonnage de l'appareil. — Nos premiers résultats, obtenus en pla- 



(1) Recherches de calorimétrie (Journ. de V Anat. et de la Physiol., 1886, 

 p. 150). 



(2) Travaux du Laboratoire de M. Marey, 1879, p. 400 et suiv. 



