199 



SÉANCE DU 22 FEVRIER 1896 



M. A. Philadelphien : Le Sphygmométrographe. — M. M. Kaufmaxx : Méthode pour 

 servir à l'étude des transformations chimiques intra-organiqucs et de l'origine immé- 

 diate de la chaleur dégagée par l'homme ou l'animal. — M. Mongour : Note sur un 

 cas de lithiase intestinale. — M. L.-A. Dubois (de Nancy) : Sur un nouveau mode 

 de culture du bacille de Koch. — M. Eh. Bourquelot : Sur l'hydrolyse du raffi- 

 nose ^mélitose) par Y Aspevgillus niger. — M. J. Babixski : Sur le réflexe cutané 

 plantaire dans certaines affections organiques du système nerveux central. — 

 MM. Hallion, Lepranc et Poipinel : De la supériorité du silicofluorure de mercure 

 sur le sublimé corrosif comme antiseptique. — MM. Thomas et Jean-Ch. Roux : 

 Essai sur la pathogénie des troubles de la lecture et de l'écriture des aphasiques 

 moteurs corticaux. — M. le D' Alezais de Marseille) : Note sur l'urine normale 

 du cobaye. 



Présidence de M. Chauveau. 



Le Sphygmométrographe imaginé par M. A. Philadelphien 



ET CONSTRUIT PAR M. CHARLES VeRDIN. 



(Communication faite dans la séance précédente.) 



Nous avons nommé ce nouveau sphygmographe sphygmométrographe, 

 parce qu'il possède simultanément les qualités du sphygmographe et du 

 sphygmomètre. Comme sphygmographe, il réalise ce que beaucoup de 

 cliniciens ont tenté de faire, c'est-à-dire de savoir la pression qu'on 

 exerce sur l'artère pour avoir un tracé, notion qui nous est indispen- 

 sable, car, comme il est reconnu et prouvé que le tracé change de forme 

 par rapport à ia pression exercée sur l'artère, vouloir comparer les 

 tracés pris sur différents malades sans tenir compte de la pression 

 devient vraiment illusoire, c'est comme si on voulait comparer les 

 vitesses de deux voitures sans tenir compte de leur charge. 



Les tracés ci-joints démontrent clairement combien leur forme change 

 sous des pressions différentes. Ces tracés sont d'une amplitude extraor- 

 dinaire et ne sont que l'expression exacte des changements de volume 

 de l'artère; car le levier inscripteur n'est sujet ni à des rebondisse- 

 ments ni aux vibrations qui se produisent dans les appareils à ressort : 

 L'expérience suivante le démontre. Nous avons appliqué le bouton qui 

 transmet les mouvements de l'artère sur une poche en peau de gant 

 remplie de mercure et communiquant avec un tube manométrique; les 

 moindres pressions exercées sur elle se transmettent au tube manomé- 

 trique et sont inscrites par un index; or, en faisant osciller le mercure 

 on voit que le levier inscripteur de l'instrument et l'index du tube ma- 

 nométrique inscrivent des oscillations identiques. 



Comme sphygmomètre, il est d'une exactitude pour ainsi dire mathé- 

 matique, car l'écrasement complet de l'artère est indiqué par la cessation 

 des mouvements du levier inscripteur. Le tracé est pris sur une bande 

 Biologie. Comptes rbndos. — 10 e série, t. III. Io 



