200 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



de papier d'un mètre de longueur, de sorte qu'on peut étudier les modi- 

 fications produites par la respiration, l'effort,, etc. 



L'application de l'instrument se fait très rapidement. Sa construction 

 est faite d'une façon irréprochable par l'habile et ingénieux constructeur 

 M. Charles Verdin, dont la renommée n'est plus à faire, auquel nous 

 sommes heureux de témoigner en ce lieu tous nos remerciements pour 

 les bons conseils qu'il nous a prodigués dans le cours de nos recherches. 



Description de V appareil. 



N° 1. — Partie s'appliquant au poignet comme le sphygmographe ordinaire. 



N° 2. — Mouvement d'horlogerie avec la bande de papier ainsi que la gouttière 

 s'appliquant sur l'avant-bras. 



N° 3. — Tige carrée en aluminium divisée, portant la masse qui doit exercer la 

 pression du plateau d'ivoire sur l'artère. 



N° 4. — Masse coulissant à frottement doux sur la tige carrée. 



* 5. - Bouton faisant mouvoir toute la partie antérieure articulée mettant le 

 plateau d'ivoire au contact de l'artère servant également à mettre la tige carrée et le 

 levier 9, parallèles pour l'inscription. 



N° 6. — Plateau d'ivoire de forme spéciale. 



N° 7. — Mouvement d'horlogerie, 



N° 8. — Arc ou demi-gouttière mobile à son centre reposant sur l'avant-bras. 



N° 3 9 et 10. — Levier et plume. 



N° 11. — Manette pour l'arrêt et la mise en marche du mouvement 'd'horlogerie. 



L'application de l'instrument se fait très rapidement malgré tous ces détails. 



