202 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK 



absolument fixe si la température extérieure reste elle-même invariable. 

 A ce moment l'enceinte reçoil exactement autant de chaleur de la source 

 intérieure que ses parois en perdent à l'extérieur. 11 suffît donc de titrer 

 ou d'étalonner l'appareil avec des sources de chaleur connues. 



J'ai appliqué le principe de Hirn de la manière suivante. Mon calori- 

 mètre qui sert en même temps d'enceinte respiratoire consiste en une 

 petite chambre dont la capacité est connue, à parois entièrement métal- 

 liques, supportée par quatre pieds. L'une des faces est munie d'une porte 

 également métallique offrant une vitre et fermant hermétiquement. Les 

 autres faces portent diverses tubulures. 



L'homme ou l'animal en expérience respire l'air de la chambre calo- 

 rimétrique hermétiquement close. La respiration se fait dans des condi- 

 tions absolument normales, car le volume de l'enceinte et de la durée 

 de l'expérience sont établis de manière à éviter dans l'air les altérations 

 signalées par M. Laulanié comme capables de modifier le chimisme res- 

 piratoire. A la fin de l'expérience l'air ne renferme jamais plus de 2 p. 100 

 d'acide carbonique et n'a pas perdu plus de 3 p. 100 d'oxygène. 



Par ce procédé la valeur des échanges respiratoires peut être déter- 

 minée très exactement. A la fin de chaque expérience il suffit, après avoir 

 mélangé l'atmosphère de l'enceinte, de déterminer sa composition sur 

 un échantillon puisé avec la pompe à mercure. J'obtiens le mélange de 

 l'air à l'aide d'un soufflet qui aspire l'air de la partie supérieure de 

 l'enceinte et le refoule dans la partie inférieure. Prochainement je me 

 servirai d'un mélangeur à ailettes mû par l'électricité. 



Pour obtenir une mesure exacte de la chaleur, il faut réaliser les con- 

 ditions suivantes : l'enceinte calorimétrique doit être installée dans un 

 vaste local à température invariable ou ne variant qu'avec une grande 

 lenteur; l'animal en expérience doit occuper le milieu de l'enceinte et 

 ne doit à aucun moment en toucher directement les parois. 



Pour maintenir l'animal au centre de l'enceinte calorimétrique, il est 

 nécessaire de l'enfermer dans une cage grillée supportée par quatre 

 pieds et dont le fond est disposé convenablement pour permettre la 

 récolte des urines. Dans cette cage l'animal doit avoir la place néces- 

 saire pour pouvoir se tenir debout, se coucher et se tourner, mais il ne 

 doit pas pouvoir se livrer à de grands mouvements de déplacements 

 latéraux. 



L'étalonnage ou le titrage du calorimètre se fait en mettant à la place 

 que doit occuper l'animal une source de chaleur parfaitement constante 

 dont la valeur est connue. M. G. H. Hirn y faisait brûler un bec à hydro- 

 gène à débit constant. Je me sers pour le moment de bonnes veilleuses 

 alimentées avec une huile dont la chaleur de combustion est connue. 

 Le mieux serait d'emprunter la source de chaleur à l'énergie électrique 

 fournie par une machine à fonctionnement régulier. 



Quelle que soit d'ailleurs la source de chaleur, il est nécessaire de com- 



