SÉANCE DU 11 JUILLET 745 



>"OTE SUR UN PERFECTIONNEMENT APPORTÉ A MON SPBYGMOMÈTRE, 



par M. A. -M. Bloch. 



J'ai présenté à la Société, en 1888, un nouveau procédé de mensura- 

 tion de la tension du pouls radial au moyen d'un instrument que j'ai 

 désigné sous le nom de sphygmomètre. Cet instrument, construit par 

 M. Verdin, a été, depuis, modifié dans sa forme et simplifié par lui. Le 

 nouveau perfectionnement que j'apporte pourrait être appliqué à mon 

 modèle primitif, mais il m'a semblé préférable de l'ajouter au modèle 

 de M. Verdin, modèle dont je me sers habituellement. 



L'addition consiste dans un ressort placé contre la tige du sphygmo- 

 mètre et destiné à arrêter à volonté cette tige lorsque l'opération est 

 terminée, c'est-à-dire lorsque les battements de l'artère ont disparu. Le 

 corps du sphygmomètre étant tenu entre le pouce et le médius, c'est 

 l'index qui presse le ressort et l'empêche d'appuyer sur la tige. Au 

 moment opportun, on écarte l'index et l'échelle mobile de l'instrument 

 se trouve arrêtée dans sa position. 



On comprend les avantages de cette modification. Elle permet de faire 

 l'expérience sans qu'on ait besoin de se placer dans un éclairage favo- 

 rable. On peut opérer en fermant les yeux et concentrer ainsi l'attention 

 sur les phénomènes du pouls sans être distrait par la lecture du degré 

 de pression. 



J'ai, de plus, remplacé la pointe de l'instrument par un patin en 

 ébonite qui permet de comprimer l'artère directement oumédiatement, 

 suivant mon procédé. Voici, d'ailleurs, la meilleure façon de prendre le 

 pouls avec mon sphygmomètre. On appuie sur l'artère radiale la pulpe 

 de l'indicateur droit, pour la radiale droite ; gauche, pour la radiale 

 gauche, en plaçant le doigt le long de l'artère de façon que son extré- 

 mité unguéale regarde le haut de l'avant-bras. La pression doit être 

 exercée sur l'artère, à Tendroit où elle passe sur l'extrémité élargie de 

 la face antérieure du radius. L'écrasement du vaisseau est facile et très 

 nul dans cette région. 



Je désire ajouter quelques remarques, au sujet du sort réservé jusqu'à 

 ce jour à mon instrument. Le constructeur a changé sa forme et l'a 

 perfectionné et le sphygmomètre a pris le nom du constructeur, à 

 L'exclusion du mien. Des médecins l'ont employé et ont changé qui le 

 patin, qui L'échelle de graduation. Ils ont ensuite adopté mon sphygmo- 

 mètre, <lans le sens juridique du mot, résolus à se substituer au père 

 naturel ; de sorte que mon invention est devenue celle de M. X..., de 

 M. Y..., de M. Z... 



Je proteste contre ces procédés. Il est bon que les choses soient 

 remises en place ut, si mon instrument a su trouvur la faveur du public 



