1088 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



l'air libre, on le relie, au moyen d'un tuyau de caoutchouc, à un tube de 

 verre qui plonge verticalement dans l'eau. Soit le cas où le tube est 

 immergé de 10 centimètres : pour s'échapper du poumon, pendant 

 l'expiration, l'air intra-bronchique doit vaincre une résistance; il ces- 

 sera de s'échapper dès que sa tension sera inférieure ou au plus égale à 

 10 centimètres d'eau. Dès lors, à la fin de l'expiration la plus complète 

 possible, la pression intra-bronchique reste égale à cette valeur; le 

 volume minimum du poumon est celui qui répond à une pression inté- 

 rieure de 10 centimètres d'eau, et les oscillations de ce volume, dont 

 l'amplitude est d'ailleurs subordonnée au volume d'air apporté par 

 l'insufflation, s'opéreront au-dessus de ce minimum. On fait varier à 

 son gré l'immersion du tube d'échappement de l'air; on règle donc à 

 volonté les limites et la valeur moyenne de la tension intra-bronchique et 

 du volume du poumon. 



D'un autre côté, notre procédé permet de graduer la narcose, et de 

 doser même la quantité de vapeurs anesthésiantes qui pénètre dans le 

 poumon, soit qu'on injecte, au fur et à mesure des besoins, le liquide 

 anesthésiant dans le tube adducteur de l'air, soit qu'on adopte le dispo- 

 sitif suivant, dont nous avons eu à nous louer. Le tube adducteur de 

 l'air est dédoublé, sur une partie de son trajet, en deux tubes distincts. 

 L'un de ces tubes de dédoublement traverse un flacon à fond large, 

 contenant du chloroforme ou de Féther : l'air insufflé agite la surface 

 du liquide, sans toutefois y barboter, et se charge fortement de vapeurs 

 anesthésiantes. Si les deux voies résultant de la bifurcation du tube 

 adducteur sont également ouvertes, le sujet respire des proportions sen- 

 siblement égales d'air pur et d'air narcotisant; on peut, par un simple 

 jeu de pinces à vis ou de robinets, modifier la perméabilité respective 

 des deux voies, et par suite la quantité de narcotique inhalée. Comme 

 il est d'ailleurs facile d'évaluer le contenu du flacon aux divers 

 moments, le procédé que nous préconisons réalise les meilleures condi- 

 tions possibles pour régler l'anesthésie suivant les besoins. 



Sur la combinaison optique de M. G-avino et son adaptation 



A TOUS LES MICROSCOPES, 



par MM. le D r Trouessart et Duplouich. 



Dans la séance du 9 décembre 1893 {Bulletin, p. 989), M. le D r A. 

 Gavino a présenté à la Société de Biologie un nouveau procédé pour 

 obtenir de forts grossissements, tout en se servant d'objectifs et surtout 

 d'oculaires d'une force moyenne. On obtient ce résultat en interposant 

 une lentille piano-concave entre l'oculaire et l'objectif. 



M. Gavino s'étant contenté de formuler le principe de sa combinaison 

 optique sans indiquer le moyen pratique de l'adapter à tous les micros- 



