SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1089 



copes, les personnes qui ont voulu s'en servir se sont heurtées à 

 certaines difficultés qui, dans la plupart des cas, les ont fait y renoncer. 

 Le résultat obtenu ne valait pas la peine que l'on s'était donné. 



Nous avons cherché à aplanir ces difficultés, et voici la disposition à 

 laquelle nous nous sommes arrêtés : on peut l'adapter à tous les micros- 

 copes. 



La lentille piano-concave, fortement diaphragmée (aux 2/5 de son 

 diamètre comme l'indique M. Gavino et munie d'une monture appro- 

 priée, est fixée à l'extrémité supérieure d'un tube qui glisse à frottement 

 dur dans un second tube de même diamètre que l'oculaire et vissé à 

 l'extrémité de celui-ci. Comme l'indique la théorie, la lentille interposée 

 doit avoir sa face plane tournée vers l'oculaire. 



Les deux tubes, de longueur sensiblement égale, ont environ 3 centi- 

 mètres de long. En faisant glisser le tube intérieur dans le tube extérieur, 

 on peut rapprocher ou éloigner la lentille piano-concave de l'oculaire 

 et la placer à la distance voulue pour obtenir une image nette, quel que 

 soit l'oculaire ou l'objectif dont on se sert. Pour plus de précision, le 

 tube intérieur porte une échelle graduée en millimètres, et qui sert à 

 régler le tirage chaque fois que l'on change d'objectif ou d'oculaire. 



Pour adapter ce petit appareil à tous les microscopes, il suffit de faire 

 ajouter à l'extrémité des oculaires dont on désire se servir avec la 

 nouvelle combinaison, un pas de vis qui s'adapte au tube accessoire. 

 Celui-ci s'ajoute ou s'enlève avec la plus grande facilité, et ce change- 

 ment, ainsi que la mise au point, peut se faire en quelques secondes. 

 Si l'on a pris soin de noter par écrit, et une fois pour toutes, les degrés 

 de l'échelle graduée qui correspondent à la mise au point exacte pour 

 chaque objectif et chaque oculaire, on arrive rapidement à une précision 

 parfaite. Il va sans dire que les chiffres indiquant cette mise au point 

 sont variables suivant la nature de la vue de chaque observateur. 



La monture de la lentille étant mobile, comme un diaphragme, sur 

 l'extrémité supérieure du tube intérieur, on peut avoir deux ou plusieurs 

 lentilles de force graduée donnant des grossissements différents. Toute- 

 fois, il y a peu d'avantages à dépasser les courbures de lentilles indi- 

 quées par M. Gavino (24 à 26 dioptries) : on peut, au contraire, préférer 

 des courbures moins fortes qui donnent des images plus nettes et une 

 mise au point plus facile. 



Même avec celles-ci, on obtient encore des grossissements très 

 notables atteignant 5 à fi dixièmes du grossissement primitif; de telle 

 sorte que, si le grossissement primitif était de 500 diamètres, par 

 exemple, en adaptant la combinaison Gavino, on obtiendra un grossis- 

 sement de 750 diamètres sans changer d'objectif. 



Pour compenser la perte de lumière qui résulte de l'interposition 

 d'une nouvelle lentille fortement divergente, il est indispensable de se 

 servir en même temps du condensateur d'Abbe. 



