1090 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Dans ces conditions, la combinaison optique de M. Gavino devient un 

 accessoire très utile et très pratique, s'adaptant facilement et très 

 simplement à tous les microscopes. 



Les circonstances dans lesquelles elle rendra des services sont nom- 

 breuses; je me contenterai d'en citer deux exemples : 



1° Elle dispense d'avoir recours aux forts oculaires (tels que le n° 5 de 

 Zeiss), qui enlèvent tant d'éclairage qu'il est à peu près impossible de 

 s'en servir à la lumière diffuse du soleil, et qu'on ne peut les utiliser 

 qu'à la lumière artificielle; 



2° Elle permet d'examiner, avec un fort grossissement, certaines 

 préparations qui ont été faites avec un couvre-objet trop épais, de telle 

 sorte que la mise au point est impossible, faute de distance frontale, par 

 exemple, avec l'objectif F de Zeiss. On se sert alors des objectifs D ou E 

 dont la distance frontale est plus grande, et de la combinaison Gavino, 

 qui donne un grossissement presque égal à celui que l'on aurait obtenu 

 par le premier procédé. 



En résumé, cette combinaison nouvelle constitue un progrès réel 

 dans le manuel assez peu varié des combinaisons que permet le micros- 

 cope. L'essentiel est de ne pas lui demander plus qu'elle ne peut 

 donner. 



Présentation d'un microtome, 

 par M. J. Choquet. 



J'ai l'honneur de présenter à la Société de Biologie le premier modèle 

 d'un nouveau microtome pour inclusions à la paraffine. Cet instrument 

 donne, à volonté, des coupes variant comme épaisseur du l/80 e de milli- 

 mètre jusqu'au l/400 e . 



Il diffère du Minot en ce que la préparation ne s'avance pas, comme 

 dans ce dernier, vers le rasoir. 



Elle ne subit que le mouvement d'élèvement et d'abaissement que lui 

 imprime la roue à grand diamètre. 



Par contre, le rasoir est mobile et se déplace à chaque tour de roue 

 d'une longueur plus ou moins grande, suivant le réglage de l'instrument. 



Ce microtome a été calculé de telle sorte qu'une fois la marche en 

 avant du rasoir pour une distance donnée terminée, celui-ci reste immo- 

 bile et la préparation vient effleurer le tranchant de la lame. 



La partie essentielle de cet instrument se compose d'une vis en acier 

 de 1 millimètre de pas, mais taraudée à l'envers. 



A une des extrémités de celle-ci est montée une roue dentée suppor- 

 tant l'échelle sur laquelle on se base pour l'épaisseur des coupes. 



Cette échelle est munie à la partie inférieure d'un cliquet qui prend 

 sur la roue dentée un nombre de dents égal à 5 pour le 1/80°, 4 pour le 

 1/100, 2 pour le 1/200 et 1 pour le 1/400. 



