292 

 (stupide) a présenté du 5 au 11 septembre une période d'exacerbation 

 avec oscillations du thermomètre entre 38° et39° centigrades, après la- 

 quelle le thermomètre a oscillé entre 37° et 38'-', Chiffre normal, comme 

 on peut s'en assurer par le tracé n° 2. 



L'élévation de la température est donc indépendante de la forme du 

 délire, la fièvre n'est pas en relation avec le caractère des manifesta- 

 tions symptomatiques, son origine est entièrement dans les modifica- 

 tions organiques qui se passent dans les centres nerveux. D'ailleurs, 

 l'examen du cerveau dans la paralysie générale montre, à côté de la 

 lésion fondamentale, de l'encéphalite interstitielle diffuse, les traces de 

 lésions accessoires, manifestes principalement sur les parois des vais- 

 seaux, et dans leur voisinage où l'on voit les produits de transsuda- 

 tions sanguines ou de petites hémorrhagies capillaires de date diffé- 

 rente. 



APPAREILS A TEMPÉRATURE CONSTANTE. 



M. d'Arsonval, préparateur au Collège de France, fait fonctionner 

 devant la Société une série d'appareils à température constante. 



L'on sait que l'étuve employée en physiologie se compose de deux 

 vases concentriques en cuivre rouge qui sont séparés par un matelas 

 d'eau. C'est ce matelas d'eau que l'on chauffe et qui, vu sa grande cha- 

 leur spécifique, communique le calorique à l'air du vase intérieur. On 

 plonge dans cette eau un régulateur de Schlcesing, qui agit sur l'entrée 

 du gaz par dilatation du mercure. 



Outre l'extrême fragilité de cet instrument qui expose, en cas de 

 rupture, à la perte de l'étuve que le mercure attaque et amalgame rapi- 

 dement, on est encore sujet à deux causes d'erreur, qui sont les sui- 

 vantes : 



1° Le régulateur n'est en contact qu'avec une portion minime du 

 matelas d'eau ; par conséquent il ne règle que la température pour 

 cette portion, ce qui fait que l'on peut avoir des différences de plus 

 d'un demi degré entre les diverses couches du matelas ; 



2° Le régulateur crée un retard de transmission. En effet, l'eau s'é- 

 chauffe d'abord en échauffant le bain d'air, mais il lui faut un moment 

 pDur échauffer l'enveloppe du régulateur et le mercure qu'il contient, 

 de sorte que la température a le temps de monter de plusieurs dixièmes 

 de degré (surtout si la source de chaleur est active), avant que le régu- 

 lateur entre en fonction. Somme toute, on doit s'estimer très-heureux 

 lorsqu'on peut régler sa température au quart de degré près. 



M. d'Arsonval a supprimé ces deux causes d'erreur d'une façon très- 

 simple. Il supprime le régulateur, et le remplace par la dilatation du 

 matelas d'eau lui-même. 



