293 



Pour cela, il ferme hermétiquement l'espace circulaire qui existe en- 

 tre les deux vases concentriques, et après l'avoir rempli d'eau bouillie, 

 il fait communiquer cette eau par un tube de caoutchouc, avec un tube 

 en U contenant du mercure. Le gaz arrive par un tube dans la branche 

 libre de PU, au-dessus du mercure, et ressort par une tubulure latérale 

 pour aller brûler sous l'e'tuve. 



Si la température ne varie pas, le volume de l'eau ne change pas; 

 mais supposons que, l'arrivée de gaz étant trop forte, la température de 

 l'eau tend à s'élever, A-oyons ce qui va se passer : l'eau en se dilatant 

 fait monter le mercure dans la branche où arrive le gaz, et ce mercure, 

 obturant plus ou moins, l'entrée du gaz diminue immédiatement la 

 flamme. Le jeu est inverse si l'étuve tend à se refroidir. 



Là plus de retard de transmission. Le matelas d'eau est chauffé direc- 

 tement ; plus de crainte d'inégalité de température, puisque l'appareil 

 totalise ses dilatations et proportionne le débit de gaz non plus à la 

 variation d'un point limité du matelas d'eau, mais bien à la moyenne 

 des variations de tout le bain. 



On voit de suite que plus grand sera l'appareil, plus grande sera sa 

 sensibilité. Si l'on réfléchit qu'avec 50 centimètres cubes de liquide le 

 Schlœsing règle au quart de degré, l'on verra tout de suite qu'une des 

 nouvelles étuves, qui contiennent 10 litres d'eau, doivent être deux 

 cents fois plus sensibles et maintenir la températnre à 1/800° de 

 degré. 



De fait, M. d'Arsonval a fait fonctionner jour et nuit, pendant 

 quarante-cinq jours, une de ses étuves qui portait un thermomètre 

 très-sensible en vingtièmes de degré, et il lui a été impossible, pen- 

 dant ce laps de temps, de voir le thermomètre bouger de l'épaisseur 

 d'un des traits de sa division, bien que la pression du gaz ait été portée 

 de 1 c. à 10 c. 



M. d'Arsonval fait de cette idée une application générale ; il montre 

 à la Société une platine chauffante sur le modèle de celle de Pianvier, 

 qui maintient la température absolument constante, et permet de pro- 

 longer autant qu'on le désire l'observation des éléments microsco- 

 piques. 



Les appareils ci-dessus supposent l'usage du gaz, condition qui n'est 

 pas partout réalisable. Pour ces cas-là, M. d'Arsonval présente des ins- 

 truments qui, toujours construits d'après la même idée fondamentale, 

 différent en ce sens que l'on peut se servir d'un foyer d'une nature et 

 d'une activité quelconques. 



L'idée générale est celle-ci : il chauffe de Peau qui circule dans le 

 régidateur à eau à travers un tube fermé. Cette eau, qui peut être à 

 une température quelconque, échauffe à travers les parois du tube de 



