310 

 l'écran, et on obtient ainsi des colorations pins ou moins intense». On 

 pourra donc chercher et trouver un point du prisme donnant la même 

 valeur de ton qu'une solution de sang placée dans le mélangeur der- 

 rière l'autre trou ; on pourra aussi juger de ce ton par la position du 

 prisme. Cette position est déterminée j)ar une échelle graduée que porte 

 un des côtés du prisme et qui dans les mouvements de celui-ci vient 

 passer devant une petite aiguille fixe. 



4° Derrière le mélangeur et le prisme, se trouve une plaque de "«erre 

 dépoli destinée à diffuser la lumière et à la rendre blanche avant qu'elle 

 ne traverse les milieux colorés ; l'expérience ayant démontré que, dans 

 ces conditions, les différences de teinte sont mieux saisies par l'œil de 

 l'observateur. 



Telles sont les différentes parties de l'appareil. L'écran, qui est formé 

 de pièces mobiles, peut se replier sur elles, et constitue une boîte très- 

 portative (20 centimètres de long sur 10 de large et 3 d'épaisseur). Les 

 deux trous de l'écran peuvent être obturés en sorte que la boîte peut 

 être close complètement. 



TJ. Graduation. — Pour graduer l'instrument, j'ai fait une série de 

 solutions sanguines avec du sang de chien et de l'eau distillée, depuis 

 4 jusqu'à 16 de sang pour 1000 de mélange. Ces solutions ont été suc- 

 cessivement introduites dans le mélangeur et j'ai déterminé avec le 

 plus grand soin quelle était pour chacune d'elles la position du prisme 

 qui donnait une couleur semblable à celle de la solution observée? Un 

 trait étant marqué à ehacune de ces positions, j'ai eu, de cette façon, 

 une échelle de coloration dont chaque degré correspondait à une solu- 

 tion ne différant des voisines que de 1 millième. 



Cela étant fait, mon ami M. le docteur Picard a bien voulu m'ana- 

 lyser un autre échantillon de sang de chien au moyen de la pompe à 

 mercure, et m'indiquer, avec toute la précision qu'il est possible d'ob- 

 tenir par ce procédé d'analyse, la capacité respiratoire de ce sang, 

 c'est-à-dire la quantité maxima d'oxygène que peut obsorber une quan- 

 tité déterminée de ce sang, soit 100 cent, cubes. 



J'ai alors exactement déterminé à quel degré de mon échelle de co- 

 loration correspondait une solution au centième de ce sang, et j'ai 

 inscrit ce niveau, le chiffre indiquant la capacité respiratoire trouvée 

 par l'analyse ; mais, au lieu de rapporter cette capacité respiratoire à 

 1Q0 centim. cubes de sang (ce qui se fait habituellement), j'ai pensé, 

 vu les applications spéciales de l'appareil, qu'il était préférable de la 

 rapporter au millimètre cube. Ainsi, au lieu d'écrire 13 cent, cubes, 

 j'ai écrit 130 millim. cubes. La valeur de ce degré étant fixée de cette 

 façon, celle des autres degrés s'en est suivie naturellement. 



