m 



HT. Procéda opératoire. — Les opérations nécessaires pour faire 

 une analyse de sang avec cet appareil sont les suivantes : 



1° Faire au moyen du me'langeur une solution au centième du sar^ a 

 analyser ; en emploiera de l'eau distillée ou simplement de l'eau filtrée ; 

 les précautions à prendre sont les mêmes que s'il s'agissait de faire un 

 mélange pour la numération des globules. 



2° Fixer le mélangeur sur l'écran, de façon que son réservoir corres- 

 ponde exactement au trou de l'écran et que son extrémité inférieure se 

 trouve fermée par la lamelle de caoutchouc. 



3° Placer le prisme dans une position telle qu'il donne une couleur 

 ayant la même valeur de ton qne la solution sanguine. 



Pour cela, on se place devant Une fenêtre donnant une belle lumière 

 diffuse; s'il existe des nuages on les fixera ; prenant alors l'écran de la 

 main gauche, on le place à la distance de la vue distincte entre la lu- 

 mière et soi. La main droite passe derrière l'écran et, tournant le bou- 

 ton gui commande la crémaillère, fait monter ou descendre le prisme 

 jusqu'à ce que la concordance se soit produite...; pour se bien assurer 

 d'a\oir atteint ce point on le dépasse légèrement dans un sens puis 

 dans l'autre. 



4° Il ne reste plus qu'à constater le degré de l'échelle qui se trouve 

 indiqué sur la petite aiguille fixe. Le chiffre correspondant donne le 

 pouvoir colorant du sang ou plutôt la capacité respiratoire d'un milli- 

 mètre cube de ce sang. 



Quand le sang à analyser est très-pâle (ce dont on s'aperçoit quand 

 le sang pénètre dans le tube capillaire du mélangeur), il est plus exact 

 de faire une solution à 2 p. 100 ou au cinquantième ; on prendra alors 

 la moitié du chiffre trouvé sur l'échelle ; inversement si le sang était 

 trop foncé. 



IV. Résultats. — Les résultats que donne cet appareil sont assez 

 précis. Ainsi, en répétant à plusieurs reprises des analyses faites avec 

 un même sang, en les faisant également exécuter par différentes per- 

 sonnes non habituées à ce genre de recherches, les erreurs n'ont pas été 

 au-delà de une demi-division ; les divisions correspondent, comme il a 

 été dit, à des solutions qui ne différent les unes des autres que d« 

 1 millième ; les différences que l'on est appelé à constater dans les re- 

 cherches physiologiques et pathologiques dépassent de beaucoup des 

 erreurs. 



II est inutile d'insister sur l'intérêt des recherches que cet appareil 

 permet d'entreprendre ; les résultats bruts qu'il donne sont déjà très- 

 importants par eux-mêmes ; ils le deviennent plus encore quand on les 

 compare à ceux que fournit la numération des globules ; car, en divi- 



