217 

 réfraction positive ou négative qu'il faut ajouter à l'œil pour le ren- 

 dre emmétrope, c'est-à-dire pour faire tomber sur la rétine le foyer 

 des rayons homocentriques venant de l'infini. La puissance réfrin- 

 gente Ri de cette lentille est donnée par la formule : 



H. = -^4- 



x-f- m 

 D'où l'on tire, par une série de substitutions : 



p _ t-i 



R ' - ~ T 



La même valeur, précédée du signe contraire, donne la mesure 

 de la réfraction (R). Si on fait successivement : 



/ = o, on a donc R = -\ — ^ 



l = f. R= o 



l=2f R = ~Y 



Le signe + correspondant à la myopie, le signe — à l'hypermé- 

 tropie, et o à l'emmétropie. En d'autres termes, une course de la 

 plaque d'épreuve égale à deux fois la distance focale de la lentille, 



, . i i 



permettra la mesure del'amétropiede -| — j- à y , en passant 



par zéro. En choisissant / assez petit, on pourra donc mesurer tous 

 les degrés possibles d'ammétropie. 



De plus, il est facile de voir que la graduation est parfaitement 

 régulière, puisque f et fi étant invariables, chaque fois que l varie 

 d'une quantité égale à fa, R varie exactement de une unité. 



Si on fait p = m ,004, par conséquent f = m ,063, on obtient ce 

 résultat vraiment remarquable que, chaque fois que/" — / varie 

 de 0,004, en d'autres termes, que l'objet d'épreuve se déplace de 

 4 millimètres, la réfraction métrique varie régulièrement de une 

 unité, soit un quart d'unité (0,25) par millimètre, ce qui corres- 

 pond à la plus faible différence de deux lentilles consécutive» des 

 nouvelles boîtes. 



Dans ces conditions, et avec la longueur donnée à l'instrument, 



on a la mesure de la réfraction de -f- 15 métrique [ ancien -}- 5-7-73 ) 



\ 2 1/2/ 



uiu. 1876. 28 



