220 

 marne temps que celle de la réfraction statique, de même que dans 

 la méthode de Donders. En outre, il résulte du principe de l'ins- 

 tvument, que toute situation de la plaque d'épreuve, pour laquelle 

 l'œil est exactement accommodé, permet aussi la mesure de l'a- 

 cuité. Il s'en suit que, dans les cas de non relâchement ou de 

 spasme de l'accommodation, l'emploi de l'optomètre présente en- 

 core sur la méthode ordinaire d'examen cet avantage considérable, 

 que la détermination de R peut être erronnée, sans que celle de S 

 le soit aussi. 



La réduction photographique de l'échelle métrique de Snellen a 

 été faite dans le rapport de la distance de 6 mètres, pour laquelle 

 cette échelle a été calculée, à la distance de m 063, pour laquelle 

 les caractères de la plaque d'épreuve, en contact avec la lentille, 

 seraient vus directement et comme à l'œil nu. La dernière ligne 

 mesure donc toujours l'acuité un, l'avant-demière l'acuité 2/3, et 

 ainsi de suite. 



Dans le tableau placé en regard et destiné aux illettrés, chaque 

 lettre de l'échelle de Snellen a été remplacée par une figure de 

 carte à jouer : cœur, trèfle, pique ou carreau, dessinée, puis ré- 

 duite dans les mêmes proportions. 



Une petite carte imprimée, qui surmonte l'instrument et indique 

 la manière de s'en servir, reproduit les figures de la plaque d'é- 

 preuve, donne l'acuité correspondante et permet au médecin de 

 suivre la lecture du malade. Cette carte donne eu outre : 1° la ré- 

 duction des verres métriques en verres ancien système et récipro- 

 quement; 2° la distance focale des verres métriques ; 3° la mesure, 

 en dioptries métriques, de la puissance d'accomodation, la distance 

 du punctum proxïmum et la valeur de l'acuité aux différents 

 âges; 4° le numéro des verres métriques correcteurs de la pres- 

 bytie. 



Détermination du numéro des verres correcteurs de l'amé- 

 tropie. — Le numéro d'un verre correcteur placé à 1/2 pouce de- 

 vant l'œil, ainsi que cela a généralement lieu dans le port des 

 lunettes, binocles, etc., n'est pas le même que celui de la lentillo 

 qui, mise par la pensée au centre de réfraction de l'œil, corrigerait 

 l'amétropie. Il en résulte que si, pour mesurer mathématiquement 

 la réfraction vraie, on doit opérer ainsi que je l'ai dit plus haut, 

 c'est-à-dire en appliquant exactement l'œil contre l'œilleton, de 



