228 

 le périmètre portatif (Voy. fig. 1, à l'échelle de 1/4 environ), dont 

 voici la description : 



Fig. 1 et 2. Périmètre (PP). — Schémogrnplie (SS) 



L'instrument (PP) se compose d'un quart de cercle de 15. centi- 

 mètres de rayon, d'un centimètre de largeur et d'un millimètre 

 d'épaisseur, placé de champ à l'extrémité postérieure d'un tube en 

 cuivre de 12 millimètres de diamètre. L'extrémité antérieure de ce 

 tube, évasée en capsule, s'applique contre les paupières, de telle 

 sorte que, le tube ayant 14 centimètres de longueur, la distance du 

 centre de réfraction du globe a un point quelconque de l'arc de 

 cercle, est exactement de 15 centimètres. Ces dimensions m'ont 

 paru les plus convenables pour permettre à l'instrument, dans son 

 mouvement de rotation, de passer sans rencontrer d'obstacle entre 

 le menton et la poitrine. 



La partie du tube qui regarde le quart de cercle présente une 

 fente de 3 millimètres, assez large pour que la vision périphérique 

 puisse s'exercer librement dans cette direction, assez étroite pour 

 s'opposera la vision des objets voisins pouvant tromper l'attention 

 du malade. 



Le quart de cercle est gradué de 5 en 5°, jusqu'à 90°. Sur lui 



