SÉANCE DU 21 JUILLET 69 



Appareil STÉRILISATEUR permettant la désinfection rapide 



ET A SEC DES OBJETS SOLIDES. 



• " par M. L. Perdrix. 



J'ai indiqué, dans une précédente communication, que la tension de 

 transformation du trioxyméthylène en méthanal, à 100 degrés, atteint 

 583 millimètres, c'est-à-dire les trois quarts environ de la pression at- 

 mosphérique. Il est donc possible, a priori., de concevoir un système 

 bien clos permettant d'exposer des objets solides à l'action du gaz anti- 

 septique à cette température. 



L'appareil que j'ai imaginé dans ce but se compose d'une étuve 

 fermée en cuivre, de forme cylindrique, entièrement entourée d'une 

 double enveloppe remplie d'eau pour chaufifage à 100 degrés, sans ré- 

 gulateur. La double paroi antérieure est traversée par des tubes cylin- 

 driques horizontaux en laiton, ouverts extérieurement dans l'atmosphère 

 et intérieurement dans la chambre centrale. — Dans chacun de ces 

 tubes fixes, glisse par frottement doux un tube mobile dont le diamètre 

 extérieur est exactement du même calibre que le diamètre intérieur du 

 tube fixe. Une portion du tube mobile est échancrée comme suit : elle 

 est coupée suivant deux génératrices du cylindre situées dans un plan 

 parallèle au plan de symétrie horizontal et légèrement au-dessus de ce 

 dernier; puis la partie supérieure est enlevée au moyen de deux demi- 

 sections droites, l'une antérieure, l'autre postérieure. Il reste une gout- 

 tière formée de la partie inférieure du cylindre, et dans laquelle sont 

 percées plusieurs ouvertures, pour ofî"rir au gaz une pénétration facile; 

 cette gouttière est fermée, à l'avant comme à l'arrière, -par un disque 

 de laiton soudé, qui obture complètement la partie principale du tube 

 mobile. Les longueurs respectives de la gouttière et du tube fixe sont 

 calculées de telle sorte que, quelle que soit la position du tube mobile, 

 il n'y ait jamais communication entre l'intérieur de l'étuve et l'atmos- 

 phère extérieure; la fermeture est, en effet, assurée par le disque mé- 

 tallique antérieur quand la gouttière est dans l'appareil, et par le disque 

 postérieur quand la gouttière apparaît extérieurement ou est complète- 

 ment au dehors; un butoir empêche la sortie du tube mobile. Ce der- 

 nier et sa gouttière constituent un véritable tiroir, au moyen duquel les 

 objets à stériliser sont introduits ou retirés, sans que les vapeurs anti- 

 septiques se répandent au dehors. Un bouton permet de les manœuvrer 

 comme des tiroirs ordinaires; des tiges de laiton guident leur course et 

 assurent l'horizontalité. Le tiroir du bas, dont la gouttière est restée 

 pleine, reçoit du trioxyméthylène destiné à produire le méthanal pen- 

 dant la chauffe. 

 L'appareil porté à 100 degrés, l'objet est placé dans l'une des goût- 



