SÉANCE DU 28 JUILLET 



229 



Chevalet permettant d'observer au microscope les tubes de culture, 



par M. F. Guéguen. , 



L'aspect des cultures obtenues sur milieux solides dans les tubes à 

 essai, fournit en microbiologie et en mycologie d'utiles renseignements; 

 l'examen de ces cultures, pratiqué à l'aide d'un objectif à long foyer, 

 dispenserait fréquemment de recourir aux plaques et aux boites de 

 Pétri, si l'on pouvait fixer commodément les tubes sur la platine du 

 microscope au lieu de les examiner simplement à l'œil nu ou à la 

 loupe. 



Le petit appareil dont je me sers, et que chacun peut découper avec 

 des ciseaux dans une mince feuille 

 de métal, permet d'examiner au 

 microscope le contenu et la surface 

 interne des tubes de toute dimen- 

 sion; il sera particulièrement ap- 

 précié pour l'étude des cultures 

 en plaques enroulées. L'instru- 

 ment, qui se pose sur la platine 

 de tout microscope, est représenté 

 en demi-grandeur par les figures 

 jointes à cette note. 



Une lame de métal est découpée 

 suivant un gabarit rappelant la forme d'un M majuscule à contours 

 arrondis et à jambages pourvus d'appendices latéraux. Cette lame étant 

 posée à plat, on en redresse les parties latérales à angle droit en suivant 

 les lignes pointillées ; les crans c forment ainsi un support qui peut rece- 

 voir, grâce à son profil en ogive, des tubes de différents diamètres. 

 Deux petits bracelets de caoutchouc /, passés dans les encoches e, dont 

 les bords ont été doucis à la lime, maintiennent en place le tube t, 

 comme on le voit dans la partie inférieure de la figure. 



Les vides v sont destinés à recevoir la tige des valets du microscope, 

 qui assujettissent l'appareil tout en lui permettant des mouvements de 

 glissement ; ces déplacements lui seront commodément imprimés à 

 l'aide des boutons è, rivés dans la base discoïde des branches de l'M. 

 Le vide central permet à la lumière transmise de passer quelle que 

 soit l'obliquité de Tinstrumenl par rapport au plan de symétrie du 

 microscope. 



L'appareil repose sur la platine par les pointes p et la rivure des 

 boutons b. 



En inclinant à la fois le microscope et l'axe du tube, la pente 

 donnée à celui-ci empêche le liquide du fond de la culture de s'étaler 



